212 Otfeied Müller: 



Zum Schluss noch einige kurze Bemerkungen über Abschluss und Aufr 

 Stellung des Plethysmographen. Die häufig gebrauchten, in den Cy linder 

 hinein vorzustülpenden und mit der Basis über seinen Rand zu streifenden 

 Gummiärmel haben den Nachtheil, dass sie, sobald kein Ueberdruck im 

 Plethysmographen vorhanden ist, sich nicht völlig an den Arm anlegen. 

 Es bleibt leicht etwas Luft zwischen ihnen und der Oberfläche des Armes, 

 und die pulsatorischen Schwankungen fallen dann 'kleiner aus, als wenn 

 das Wasser den Arm selbst berührte. Für das Bein lassen sich solche 

 Hüllen nur schwer und kostspielig herstellen, ihre Anlegung würde schwierig 

 sein, ihre Haltbarkeit gering. Wir haben deshalb trichterförmige Man- 

 schetten aus starkem Gummistoff, wie man ihn zur Reparatur von Fahrrad- 

 reifen verwendet, die wir mit Paragummilösung selbst geklebt hatten, in 

 Anwendung gebracht. Sie waren 10 bis 15''™ lang, von der Form des 

 Unterarmes oder Oberschenkels, nur etwas enger als der gewöhnliche Um- 

 fang dieser Theile, und wurden, nachdem sie innen mit Glycerin bestrichen 

 waren, auf die ebenfalls mit Glycerin bestrichene ^Extremität bis zu der 

 nöthigen Höhe hinaufgezogen. Hierauf wurde der obere breite Rand der 

 Manschette über |den oberen Rand des inzwischen auf die Extremität ge- 

 stülpten Plethysmographen gestreift. Gegen den oberen Rand des Ple- 

 thysmographengefässes wurde die Manschette durch einen Eisenring an- 

 gedrückt, der durch Schrauben nach Art der Trommelschrauben fest auf den 

 ersteren gepresst werden konnte. Da sich bei längeren Untersuchungen 

 mit erheblichen Volumenschwankungen der Glieder die abdichtende Gummi- 

 membran stets in den Raum zwischen Oberfläche des Gliedes und Rand 

 des Cylinders vorzuwölben oder einzuziehen pflegt, so haben wir nach dem 

 Vorbild des Hürthle'schen Blutdruckapparates durch die oben erwähnten 

 Trommelschrauben nöthigenfalls noch Holzringe von der Weite und Form 

 des jeweiligen Gliedes gegen die Gnmmimembran andrücken lassen, so dass 

 ein annähernd starrwandiger Abschluss des Gefässes geschaffen wurde. Alle 

 diese Einrichtungen lassen sich bei genügender Sorgfalt so anordnen, dass 

 keinerlei Stauung an dem zu untersuchenden Gliede eintritt. 



Die Aufstellung der Plethysmographengefiisse 'geschah auf festen Ge- 

 stellen, nicht auf der Mo sso 'sehen Schwebevorrichtung. 



Litteraturverzeichniss. 



Mosso, Die Diagnostik des Pulses. Leipzig 1878. 



V. Frey, Die Untersuchung des Pulses. Berlin 1892. Im v. Frey'schen Buch 

 Seite 70 findet sich ein eingehendes Litteraturverzeichniss über den vorliegenden StoflF. 



