Geschwindigkeit des Athemstromes und Athemvolum. 243 



Hinsichten geeignet, noch besser aber ein System von Miniatur-Spirometer- 

 chen, welche, in Ligroin schwimmend, an einem empfindlichen Waagenjoch 

 aufgehängt wurden. 



§ 3. Beschreibung des Apparates (Fig. 1 und 2). 



Die Zusammensetzung des Apparates ist folgende. Das cylindrische 

 Rohr aa ^ durch welches geathmet wird, ist 16''°* lang und 2^"^ weit. 

 Oben und in der Mitte durchsetzen zwei Seitenröhren h die Wand des- 

 selben. Der Abstand zwischen diesen beiden Seitenröhren beträgt 2*6'''" 



Fig. 1. 



und ihr Lumen stellt ein Quadrat dar von • 6 '^'^ Seite. Es sind diese 

 die Pitot' sehen ßöhrchen. Sie überragen das Athemrohr um 2«6<=™ und 

 ihr oberes Ende trägt eine Art Kragen c von achteckiger Form. Jedes 

 Pitot' sehe Röhrchen ist, wie aus der Figur 1 ersichtlich, dem ihm nächst 

 gelegenen Ende des Athemrohres zu rechtwinklig umgebogen. Sie ragen 

 dabei in das Lumen des letzteren bloss soviel hinein, dass für den Luft- 

 strom ein Areal übrig bleibt von 2 -65*1°™.^ Das Athemrohr aa hegt 

 in einer Länge von W"^ in einem Sandbade, aus dem nur seine Enden 

 hervorragen. Das Sandbad d hat die Form eines niederen Cyhnders, in 

 dessen oberen Wand sich drei Bohrungen befinden, zwei zum Durchtritt der 

 Pitot'schen Röhrchen und die dritte für ein Thermometer. Die Tempe- 



^ Die Weite einer erwachsenen menscMichen Trachea wird za 1'5 bis 2-5 «"" 

 angegeben. Vierordt, Baten und Tahdlen. 1888. S. 62. 



16* 



