244 



H. ZWAARDEMAKER UND C. D. OUWEHAND: 



ratur des Sandbades und des von ihm eingeschlossenen Athemrohres kann 

 durch einen elektrischen Erwärmuugsapparat geregelt werden. Auf dem 

 Sandbade ist ein kreisrunder Behälter e augebracht von 10 '^'^ innerem 

 Durchmesser, in den Ligroiu eingegossen wird. Die Füllung findet immer 

 -bis zu einer Höhe von l-S"™ statt; weiteres Steigen der Flüssigkeit wird 

 durch "einen Ueberlauf verhindert. 



Mitten über dem oberen Ende eines jeden Pi tot' sehen Röhrchens ist 

 eine Gelatinecapsel /' aufgehängt. Dieselbe ist nahezu cylindrisch, oben ge- 

 schlossen und unten offen, 2 • 5 "^ hoch und 2 • 4 ""^ weit. Ihr unteres Ende 

 taucht in das Ligroin und zwar bei unseren Versuchen 0«85<^"". Diese 

 Capseln sind mittels dünner Stäbchen g von 4 • 5 '^'" Länge einem Waagen- 

 joch h angehängt. Dieses dreht mit einer kleinen Axe in dem Gehäuse ä, 



welches längs dem Stabe l höher oder 

 niedriger gestellt werden kann. An einem 

 Ende trägt das Joch einen leichten Schreib- 

 stift w aus Aluminium, an dem anderen 

 ein kleines Gegengewicht />, um seine 

 horizontale Lage zu sichern. Ein zweites 

 Gegengewicht ??, das mit dem unteren 

 Ende des Stäbchens r durch einen 

 Schraubengang verschieblich verbunden ist, 

 er th eilt dem Joch eine feste Gleichgewichts- 

 lage. Endlich ist, um letzteres in seinen 

 Bewegungen zu dämpfen, noch folgende 

 Vorrichtung getroffen: am unteren Ende 

 des Stäbchens r ist ein zweites s befestigt, 

 welches sich jederseits rechtwinklig nach 

 unten umbiegt. Die freien Enden sind 

 breitgeschlagen zu Blättchen von • 25 <^"^ 

 Breite, welche bei der Bewegung des Joches wie ein Paar Buder durch 

 das Ligroin hin und hergehen. So wird eine Dämpfung erreicht, welche 

 zu reguliren ist, indem man das Joch höher oder niedriger stellt und 

 so die Ruder mehr oder weniger eintauchen lässt. Der ganze Apparat 

 ist aus Kupfer angefertigt; nur ist der Ring e aus Glas; der Stift w 

 aus Aluminiumblech und die Spirometerchenf/' wie gesagt aus Gelatine. 

 Das Ende a des Athemrohres ist mittels eines 6 9™ langen und 2 '^"^ 

 weiten Gummirohres mit einer Maske verbunden, in die geathmet wird. 

 Der Athemstrom geht in dem Rohre a a' hin und her und bringt 

 in den beiden Spirometerchen Druckschwankungen und somit eine Be- 

 wegung zu Stande. Erstere sind auf zwei Ursachen zurückzuführen: 1. auf 

 das Druckgefäll in dem Athemrohr und 2. dem Princip der Pitot'schen 



Fiff. 2. 



