246 H. ZWAAEDEMAKEE UND C. D. OüWEHANDt 



Spirometers ausgiebiger wird. Ist die Auf- und Abbewegung doch un- 

 mittelbar abhängig von der Flüssigkeitsver(lrängung, welche hergestellt 

 werden soll, um das Gleichgewicht zurückzugewinnen. Es ist klar, dass 

 diese Flüssigkeitsverdrängung für einen bestimmten Druckunterschied um 

 .so grösser sein muss, als die Flüssigkeit leichter ist. Die cylinderförmige 

 Spirometerwand wird sich, um das erforderliche Gewicht an Flüssigkeit zu 

 verdrängen, in Ligroin über einen 1 • 4 längeren Weg zu verschieben haben 

 als in Wasser. 



Die Auf- und Abbewegung des equilibrirten Spirometerchens, jede für 

 sich betrachtet, wird durch den Wechsel des im Inneren herrschenden 

 Druckes hervorgerufen. Die Excursion dieser Bewegung wird bei derselben 

 DruckschwankuDg um so grösser ausfallen, je grösser die Grundfläche des 

 Spirometerchens ist, und zwar aus folgendem Grunde. Beim Emportauchen 

 aus der Flüssigkeit wird das Spirometerchen schwerer und es ist dabei 

 seine Gewichtszunahme seinem Kadius proportional. Mit dieser Gewichts- 

 zunahme setzt sich die Druckerhöhung im Inneren, insoweit dieselbe gegen 

 eine horizontale Fläche nach oben arbeitet, in's Gleichgewicht. Die hebende 

 Kraft ist also dem Querschnitt des Spirometerchens, d. h. dem Quadrate 

 ihres Eadius proportional. Deshalb sind die Spirometerchen möglichst weit 

 zu wählen. 



Ein kleiner Nachtheil, auf welchen wir später zurückkommen, war 

 hiervon leider die Folge. Die Weite des Spirometerchens führte einen 

 grösseren Kauminhalt desselben mit. Der Apparat erhielt in Folge dessen 

 eine gewisse Trägheit, davon herrührend, dass die der augenblicklichen 

 Geschwindigkeit entsprechende Anstauung der Luft in den Pitot' sehen 

 Röhrchen und in dem mit ihnen zusammenhängenden Sj'stem nicht 

 momentan, sondern erst nach einer gewissen, übrigens sehr kurzen Zeit zu 

 Stande kommt. Es ist also erwünscht, den Rauminhalt des Spirometerchens 

 nicht grösser zu mache u als gerade nothwendig. Man tauche die Cjlinder- 

 chen so tief ein, als die zu erwartenden Ausschläge es erfordern. 



Die beiden Spirometerchen, deren Eigenschaften wir jetzt kennen ge- 

 lernt haben, sind, wie gesagt, an einer Miniaturwaage aufgehängt, die mit 

 einem Aluminiumzeiger auf die leicht berusste Fläche eines Kymographion 

 schreibt. Diese Waage hat den folgenden Anforderungen zu genügen: 



1. das Joch soll so leicht wie möglich sein; 



2. die Aufhängpunkte der Spirometerchen sollen sich mit dem Druck- 

 punkte in einer Geraden und in genau gleicher Distanz von dem 

 Drehpunkte befinden (gleicharmige Hebel der ersten Art); 



3. der Schwerpunkt des Systems liege nicht niedriger, als eine massige 

 Stabilität der Gleichgewichtslage es verlangt. 



