Geschwindigkeit des Athemsteomes und Athemvolum. 247 



Eine kurze Erlcäuterung dieser Bedingungen wird auch hier wieder 

 erwünscht sein. Einem leichten Joch geben wir den Vorzug nicht so sehr, 

 Aveil wir ein Schleudern des Apparates fürchten — diesem ist durch die 

 beiden Ruderblättchen und durch die dämpfende Wirkung der Adhäsion 

 zwischen Flüssigkeit und Spirometerwand von selbst vorgebeugt — , sondern 

 weil die Inertie des Systems, mit welcher wir doch bereits zu kämpfen 

 haben, nicht noch zu vergrössern ist. Wir vermeiden aus diesem Grunde 

 auch eine zu grosse Länge des Zeigers und fertigen denselben aus 

 Aluminiumblech, damit zur Equilibrirung am anderen Arme des Jochs 

 keine nennenswerthe Kupfermasse aufzutragen ist. Genau unter dem 

 Drehpunkte bringen wir ein dünnes kupfernes Stiftchen mit Schrauben- 

 gang an, auf welches ein kleines Scheibchen in verstellbarer Höhe an- 

 gebracht ist zur Eegulirung der Lage des Schwerpunktes und in Folge 

 dessen der Empfindlichkeit unserer Waage und der Stabilität ihrer Gleich- 

 gewichtslage. 



Die Aufhängepunkte der Spirometerchen in einer geraden Linie mit 

 dem Drehpunkte der Waage anzubringen, zeigte sich noth wendig mit 

 Rücksicht auf die erforderliche Empfindlichkeit; eine Abweichung von 

 diesem Grundsatze rächt sich durch Auf- und Abschwanken des Flüssig- 

 keitsniveaus, was unter keiner Bedingung gestattet werden kann. Auch 

 auf die genau symmetrische Lagerung der Aufhängepunkte darf nicht 

 verzichtet werden, weil die beiden Spirometercheu zusammen^ zu arbeiten 

 haben und der Einfluss des einen, jenem des anderen im System genau 

 gleich sein soll. 



Auf die Stabilität der Gleichgewichtslage soll in unserem Falle be- 

 sonders geachtet werden, denn es finden sich einige Ursachen, welche sie 

 in Gefahr bringen. Eine erste Ursache ist die Reibung des Zeigers im 

 Russ des rotirenden Cylinders. Eine zweite Ursache die Reibung der 

 Spirometerwand in der Flüssigkeit. Beide verzögern die Rückkehr in die 

 Gleichgewichtslage und gerade auf ein rasches Rückkehren in dieselbe wird 

 bei den Versuchen Werth gelegt. Man opfere also lieber etwas von der 

 Empfindlichkeit auf, um eine grössere Stabilität der Gleichgewichtslage zu 

 gewinnen. Hierzu dient die Beschwerung unter dem Drehpunkte. Man 

 regele sie genau je nach den Anforderungen des Experiments. Nie jedoch 

 werde die Beweglichkeit des Systems zum Vortheil seiner Stabilität so viel 

 verringert, dass die Flüssigkeitsniveaus in's Schwanken gerathen, nur die 

 Spirometerchen sollen auf- und abgehen, der Flüssigkeitsspiegel praktisch ge- 

 nommen unbeweglich sein. 



Wenn Spirometerchen und Waage den oben gestellten Anforderungen 

 genügen und der Apparat bis zu dem bestimmten Niveau gefüllt bereit 



