248 



H. ZWAARDEMAKER UND C. D. OuWEHAND: 



steht, hat es seinen Nutzen, ihn nocli in endgültiger Form einer Prüfung 

 zu unterziehen. Dabei ist auf Folgendes zu acchten: 



1 . soll eine Niveauschwankung 

 im stromabwärts ange- 

 brachten Spirometerchen 

 unter keinen Umständen 

 vorkommen ; 



2. soll eine Niveauschwankung 

 im stromaufwärts ange- 

 brachten Spirometercheu 

 auch bei tiefem Respiriren 

 unwesentlich sein. 



Wenn der Apparat, den 

 wir weiterhin bequemlichkeits- 

 halber Aörodromograph 

 nennen wollen, diese Proben 

 bestanden hat, ist er zu unse- 

 ren Versuchszwecken taug- 

 lich.^ Schreiben wir dann mit 

 der für den Sphygmographen 

 üblichen Geschwindigkeit des 

 K3'mographions Athemcurveu, 

 so bekommt man Bilder wie sie 

 Figur 3 bis 7 zu sehen geben. 



Diese Curven sind gezeich- 

 net, indem die Spirometerchen 

 •85'^™ und die Ruder 1.75"^^ 

 in der Flüssigkeit eintauchten, 

 während sich zwischen Athem- 

 rohr und Respirationsmaske 

 ein Gummirohr von 6 "='^ Länge 

 und 2«='" Weite befand. Die 

 Form der Curven ist indivi- 

 duell sehr verschieden. Einige 

 Beispiele mögen dies zeigen: 



I. Form. Der Verlauf der Cnrve ist für die Inspiration ungefähr der- 

 selbe wie für die Exspiration. Beide Phasen sind in Zeitdauer und Höhe 

 nahezu gleich. Es zeigt sich nicht selten in der letzten Hälfte einer Athem- 

 phase — entweder In- oder Exspiration — eine kleine Abflachung der 



^ Wird in- und exspiratorisch die gleiche empirische Constante verlangt, so sollen 

 die Spirometerchen auch noch ohne Aenderung der Ausschlaggrössen umwechselbar sein. 



