256 



H. ZWAAEDEMAKER UND C. ü. OüWEHAND: 



graphen aus der Athemluft Wasserdampf cqndensirt und ihre Temperatur 

 sich erniedrigt, so dass ihr Volum und also auch ihre Geschwindigkeit kleiner 

 gemessen wird als es in Wirklichkeit war. 



Wir haben aus diesem Grunde 

 die Aichung zum Theil wiederholt 

 mit warmer, feuchter Luft und 

 fanden, dass dabei wirklich eine 

 Volumsreduction im Apparate statt- 

 findet, deren Grösse mit der Ge- 

 schwindigkeit des Stromes wechselt, 

 die aber alles in allem klein ist. 

 Wir schätzen dieselbe für eine 

 Exspiration auf 2 bis 3 Procent; 

 lim diesen Betrag wäre also jedes 

 Exspirationsvolum zu vermehren, 

 •das aus den Curven des Aerodromo- 

 graphen abgeleitet wird. 



§ 6. Athemvoluni. 



Die mit dem Aerodromo- 

 graphen gewonnenen Curven geben 

 in ihrem Areal auch ein Maass 

 für das Athemvolum. Man hat 

 dazu bloss die Ordiuateu einer 

 Respiration in genügender Zahl, 

 z. B. für jede Vs Secunde, in ge- 

 eigneter Weise auszumessen, für 

 den Mittelwerth je zwei auf einan- 

 der folgender Ordinate den ent- 

 sprechenden Luftwerth der Tabelle I 

 zu entnehmen und diese Portionen 

 zu addiren. So ergiebt sich das 

 Volum der In- und Exspiration 

 gesondert. Bei dieser Berechnung 

 macht man selbstverständlich die 

 gleichen Fehler, welche die Be- 

 stimmung der successiven Ge- 

 schwindigkeiten des Athemstromes unzulässig erscheinen liess; allein es 

 zeigte sich, dass die Fehler in der einen Phase der Respiration diejenigen 

 in der anderen nahezu ausgleichen können. 



