258 



H. ZWAAKDEMAKER UND C. D. OüWEHAND: 



Tabelle III. 



Dislocirtea Luftquantum in ccm 



Differenz 





mit dem 



in Procenten 



direct geraessen 



Aerodromographen 

 gemessen 



der Colonue 2 



273 



254 



+ 7-0 



323 



329 



— 1-8 



328 



353 



— 7-1 



328 



350 



— 6-3 



373 



370 



+ 0-8 



412 



453 



— 9-0 



498 



506 



— 1-6 



Sa. 2535 



2615 



— 3-1 



Fig. 10 a. 



wurde der Luftbehälter mit einer grossen Flasche zu einem geschlossenen 

 Ganzen verbunden. In die Flasche Hess man ein bekanntes Wasservolum 

 zufliessen aus einem Trichter mit Hahn, welcher der Flasche luftdicht 

 schliessend aufgesetzt war. In dem Maasse als Wasser zufloss und den 

 Luftraum der Flasche verkleinerte, wurde derselbe in dem Luftbehälter 

 durch sorgfältig geregelte Erhebung des beweglichen Theiles desselben ver- 

 grössert. Die Grösse dieser Erhebung entsprach also am Ende dem Volum 

 des zugeflossenen Wassers, also auch der Inhaltszunahme des Luftbehälters 

 und konnte genau abgelesen werden. Dass bei dieser Messung der Druck 

 im Inneren des Luftbehälters vor und nach seiner Erhebung der gleiche 

 war, controlirten wir immer mit einem Mikromanometer nach dem Kretz'- 



