Phtsiol. und phaemakol. Veesuche an der Gebärmuttee. 337 



Durch die der eben erwähnten Oeffnung gegenüberliegende wird ein 

 Katheter ä double courant hindurchgeführt, der an seinem Ende mit einem 

 kleinen Ballon verbunden ist, der aus dünnstem Gummi besteht. Der 

 Katheter mit dem Ballon wird in die Scheide eingeführt und wird sehr 

 vorsichtig in den Körper der Gebärmutter hineingeschoben (wobei der Ballon 

 in zusammengerolltem Zustande sein muss). 



Am entgegengesetzten Ende hat der Katheter auseinandergehende 

 Aeste, welche an der äusseren Wand der feuchten Kammer herausstehen. 

 Einer dieser Aeste ist durch einen Gummischlauch mit einem Trichter ver- 

 bunden, welcher zur Füllung des Ballons (mit Wasser) dient. Der andere 

 Ast vereinigt sich ebenfalls durch einen Gummischlauch mit einem kleinen 

 Glasballon, welcher vertical auf einem Stativ in einer Höhe von 6 bis 8"'^ 

 über der Fläche der Glastafel der feuchten Kammer befestigt ist. Der 

 Glasballon geht in ein dünnes, aus ihm herausgezogenes Glasröhrchen über, 

 das nach oben gerichtet ist und durch einen äusserst dünnen Gummischlauch 

 mit einem Marey 'sehen Tambur vereinigt ist, dessen Zeiger sich dem 

 Papierstreifen eines Ludwig 'sehen Kymographen nähert. 



In den mit dem ersten Aste des Katheters verbundenen Trichter 

 giesst man warmes Wasser; dann bewegt man den Trichter einige Mal auf 

 und nieder, um sorgfältig alle Luft aus dem Ballon hinauszutreiben und 

 ihn dann mit Wasser zu füllen. Die Menge der Ballonfüllung ist bei jeder 

 Gebärmutter verschieden; sie hängt natürlich von der Grösse des Organs 

 ab und muss in jedem einzelnen Falle rein empirisch festgestellt werden. 

 Dies erfordert eine gewisse Uebung, denn eine UeberfüUung des Ballons, 

 welche eine Ausdehnung der Gebärmutter herbeiführt — sowie eine un- 

 genügende Füllung, bei der die Wände der Gebärmutter sich nur wenig 

 an die Wände des Ballons anlegen — hindern gleichmässig die Ueber- 

 tragung ihrer Zusammenziehungen. Wenn der Ballon so weit gefüllt ist,. 

 dass zwischen den Wänden des Ballons und denen der Gebärmutter nur 

 ein kleiner freier Kaum bleibt, so verschliesst man den Schlauch, welcher 

 den Trichter mit dem Ballon verbindet, durch eine Klemme und der Glas- 

 ballon, (fgr während der ganzen Zeit der Füllung des Ballons von dem 

 Marey 'sehen Tambur getrennt war, wird mit diesem vereinigt. 



Die beschriebene Construction zur Registrirung der Zusammenziehungen 

 der Gebärmutter ist die Erfindung des Professor Jastreboff und wurde 

 von ihm zuerst beim Studium der Zusammenziehungen der Scheide an- 

 gewendet. Die Art der Uebertragung der Zusammenziehungen ist voll- 

 kommen verständlich: jede Zusammenziehung der Gebärmutter drückt auf 

 den in ihr eingeschlossenen mit Wasser gefüllten Ballon, das unter diesem 

 Druck befindliche Wasser strömt durch den Katheter in den kleinen Glas- 

 ballon; dieser Druck macht sich durch eine Erhebung des Zeigers am Tambur 



Archiv f. A. u. Ph. 1904. Physiol. Abthlg. Suppl. 22 



