26 



P. Meissner: 



periodisch diese Arbeit, den Strom zu wenden, selbstthätig verrichten konnte, 

 da erst dann eine praktische Verwerthbarkeit der Methode zu erwarten 

 stand , wenn dem Arzt die zeitraubende und lästige Arbeit des Strom- 

 wendens erspart wurde. 



Die Fig. 2 auf Taf. II wird den Apparat erläutern. Auf einer Hart- 

 gummiplatte ist eine Reihe von Contactplatteu aus Messing angebracht. 

 Diese Platten haben die Form von Sectoren und stellen den zwölften Theil 

 eines Kreises dar [AB Ä B' Ä"). Diese 12 Sectoren sind in einem Kreis 

 angeordnet und wechselweise unter einander leitend verbunden [Ä mit Ä, 

 B mit B u. s. w.). Hierdurch werden zwei Contactringe hergestellt, jeder 

 mit 6 Sectoren. Von jedem Ring geht eine Ableitung zu einer Klemm- 

 schraube M und P. Auf diesen Contactringen schleift, durch ein Uhr- 

 werk bewegt, ein gabelförmiger Zeiger, welcher aus zwei von einander 

 isolirten Theilen besteht, Z und Z'. Der Theil Z schleift ausserdem mit 

 einem zungenförmigen Fortsatz auf einem dritten Contactring 0, welcher 

 mit dem einen Pol der Batterie verbunden ist, während der Theil Z', me- 

 tallisch mit der Axe des Uhrwerks in Verbindung gebracht, die Ableitung 

 des anderen Pols der Batterie darstellt. Der Stromverlauf ist nun fol- 

 gender (Fig. 2, Taf. II). Der Strom tritt bei C ein, durchläuft Z', geht 

 auf B über und von da nach P, kehrt zurück zu M. Von da durchläuft 

 er Ä und Z, geht auf über und kehrt zur Batterie zurück. Denken wir 



uns jetzt 5 Minuten 

 verstrichen, so hat der 

 Zeiger die Stellung, 

 welche durch punktirte 

 Linien in derselben 

 Figur angedeutet ist. 

 Der Strom tritt, von C 

 kommend, durch Z' 

 auf A' über, von da 

 durch a nach A und 

 M zurück nach P, von 

 P über B nach Z' und 

 durch O zur Batterie 

 zurück. Der Strom hat 

 also den umgekehrten Weg durchlaufen, er ist gewendet worden, das geschieht 

 nun automatisch alle 5 Minuten. Uhrwerk und Contactapparat sind in einen 

 Holzkasten eingeschlossen, welcher auf seinem Deckel ein Zifferblatt trägt 

 (Fig. 10). Auf diesem Zifferblatt bewegt sich ein mit der Axe des Uhrwerks 

 fest verbundener Zeiger, welcher dem Contactzeiger entspricht, ausserdem lässt 

 sich aber noch ein Markirzeiger beliebig verstellen. Der letztere hat den Zweck, 



Fig. 10. 



