Über Kataphorese und ihke Bedeutung füe die Therapie. 27 



K 



dem Patienten markireu zu können, bis wann die Sitzung dauert. Steht 

 z. B. der Uhrwerkzeiger auf 1 Uhr, und der Patient soll eine halbe 

 Stunde der Kataphorese ausgesetzt werden, so stelle ich den Markirzeiger 

 auf die Zahl 7 und sage dem Patienten, er solle so lange sitzen, bis der 

 schwarze Uhrwerkzeiger den rothen Markirzeiger erreicht hat. Diese letzte 

 Einrichtung könnte als eine überflüssige Zuthat erscheinen, ist es aber in 

 praxi nicht, denn die Erfahrung lehrt, dass gerade bei derartigen lang- 

 wierigen Sitzungen der Patient in erwünschter Weise abgelenkt wird. Dieser 

 Stromwender macht uns also von jeder lästigen Manipulation unabhängig. 

 Des Weiteren musste an eine brauchbare Form der Elektroden gedacht 

 werden. Plastischen Thon zu verwenden, erschien, wie schon bei den 

 Thierversuchen angedeutet, nicht angängig, am besten eignete sich wohl 

 die entfettete Watte oder 

 Schwamm zur Aufnahme ,^ cl 



der einzuführenden Flüssig- 

 keit. Es war oben bei der 

 theoretischen Besprechung 

 betont, dass eine möglich- 

 ste Annäherung der Elek- 

 troden an einander eine 

 grössere Tiefenwirkung ga- 

 rantire; da nun ferner in 

 Folge des nothwendigen Fig. ii. 



Richtungswechsels des Stro- 

 mes beide Elektroden mit der einzuführenden Flüssigkeit armirt sein 

 müssen und daher auch beide auf der zu behandelnden Hautstelle placirt 

 werden sollen, erschien es rathsam, den Elektroden folgende Form zu 

 geben: Ein kurzer Hartgummicylinder von 3 "^^ Durchmesser ist durch 

 eine Scheidewand von gleichem Material in zwei gleiche Kammern ge- 

 theilt und an dem einen Ende durch eine eben solche Platte verschlossen 

 (Fig. 1 1 b). Durch diese Deckplatte treten die Platindrähte x und y hin- 

 durch, welche auf der Platte in den Klemmschrauben iCX enden (Fig. IIa). 

 Die Kammern werden mit Watte oder Schwamm ausgefüllt und diese dann 

 mit der einzuführenden Flüssigkeit getränkt. Es wird genügend Flüssig- 

 keit aufgesogen, um eine Sitzung von etwa einer Stunde zu ermöglichen, 

 so dass ein Nachfüllen während der Behandlung nicht nöthig ist. Die 

 Platindrähte sind nach Art einer Spiralfeder gebogen, um eine sichere 

 innige Berührung mit der Watte oder dem Schwamm zu garantiren. Der 

 Hartgummicylinder ist entweder mit einem Stiel versehen oder mit Gurten 

 armirt und kann entweder vom Patienten oder Arzt gehalten oder auf dem 

 zu behandelnden Körpertheil fixirt werden. 



