28 



P. Meissner: 



Diese Form der Elektroden kann natürlich in der weitgehendsten 

 Weise modificirt werden, je nach Bedürfniss. 



Als Stromquelle kann jede Tauchbatterie dienen, welche einen Strom 

 von 10 Milliampere zu liefern im Stande ist. Es erscheint durchaus rath- 

 sam, ein Galvanometer in den Stromkreis mit einzuschalten, um jeder Zeit 

 die Stromstärke und die Stromrichtung und damit das Functioniren des 

 Stromwenders controliren zu können. Nachstehende Skizze zeigt die An- 

 ordnung der Apparate zum klinischen Gebrauch (Fig. 12). 



Mit diesem Arsenal ausgerüstet, ist man im Stande, in der bequemsten 

 Weise die Kataphorese anzuwenden. Es ist selbstverständlich, dass man 

 für besondere Zwecke Modificationen anbringen muss; so werden sich die 



Fig. 12. 



Zahnärzte einer wesentlich anderen Form der Elektroden bedienen, es würde 

 aber nicht in den Rahmen dieser Arbeit passen, auf alle diese Fragen, 

 welche im Princip nichts ändern, näher einzugehen. 



Zum Schluss möge nur andeutungsweise erwähnt sein, dass die thera- 

 peutischen Erfolge, wie das nach obigen Versuchen schon zu vermuthen 

 war, überraschend günstige sind, vorausgesetzt, dass man bei der An- 

 wendung stets im Auge behält, dass man entweder nur local in der Haut 

 oder allgemein nur durch Resorption wirken kann. 



Fassen wir noch einmal die Hauptpunkte zusammen: 



1. Kataphorese kommt nur vom positiven Pol aus zu Stande. 



2. Die Elektrodenflüssigkeit muss besser leiten als die Binnenflüssigkeit. 



3. Der Strom muss alle 5 Minuten gewendet werden. 



4. Beide Elektroden müssen mögliehst nahe bei einander liegen und 

 beide mit der einzuführenden Flüssigkeit armirt sein. 



5. Beide Elektroden müssen sich auf dem zu behandelnden Gebiet der 

 Haut beflnden. 



