328 W. Cowl: 



festgestellt 1.^ dass ein Paar solcher Electroden mit einem Kapillarelek- 

 trometer in einen Kreis gebracht, erst nach zwei Stunden vollkommen 

 gleiche Potentialunterschiede gegen den Elektrolyt aufweisen, — bis dahin 

 verschwand eine zu Anfang beobachtete kleine Potentialdifferenz. 2? Dass 

 sowohl ohne als mit Durchgang eines Stromes das Calomel nach der 

 Gleichung Hg + 2(HgCl) = 2Hg + HgCl^ sich zum Theil zersetzt. Die Com- 

 bination kann in Folge dessen im strengen Sinne weder als unpolarisirbar, 

 noch als ohne Potentialdifferenz gelten. Bemerkenswerth ist aber, dass beim 

 Gebrauch einer verdünnteren als der Normal-Chlorkaliumlösung, nämlich 

 7-4 statt 74 «0 pro Mille, die Spaltung des Calomels beträchtlich kleiner wird. 



Eine Methode zur Verminderung der Polarisation, und zwar durch 

 Vergrösserung der leitenden Flächen, wird in dem Kohlr au sf^h 'sehen 

 Verfahren für Widerstaudsbestimmungen von Elektrolyten durch Wechsel- 

 ströme angewandt.^ Hierzu überzieht man Platin, neuerdings auch Silber 

 elektrolytisch mit Platinschwarz, 



Der Betrag dieser Verminderung ist je nach den Umständen ein wech- 

 selnder, doch wird für den genannten Zweck (wohl unter Voraussetzung 

 einer Proportionalität der Polarisation) der Polarisationsrest mittels Doppel- 

 bestimmungen bei verschiedener Stromstärke (nach Paalzow) und eine 

 hierdurch ermöglichte Elimination unschädlich gemacht. 



Ferner kommen auch Elektroden aus Neusilber in Betracht. Die- 

 selben sind von Asher und Lüscher bei einer vorläufigen Untersuchung 

 der Stromschwankungen am Oesophagus während der Schluckbewegung 

 durch Zufall als werthvoller Ersatz für unpolarisirbare Elektroden gefunden 

 worden, die ihnen keine ausreichenden Beobachtungen am Kapillarelektro- 

 meter gestattet hatten. Sie sehen die Neusilberelektroden als wenig pola- 

 risirbar an.^ 



Von E. du Bois-Reymond wurden hierauf auch solche bei orien- 

 tirenden Versuchen über negative Schwankungen für die Ableitung vom 

 Froschmuskel zum Kapillarelektrometer benutzt, doch betreffs Polarisir- 

 barkeit galvanometrisch geprüft.^ Hierzu schaltete er die Bussole in den 

 Kreis mit den Neusilber- bezw. mit Platin elektrodeu, die in physiologischer 

 Kochsalzlösung standen, ein, und zwar an die Stelle einer schon ^2 Minute 

 lang wirkenden schwachen Stromquelle, und erhielt mit beiden Metallen 



^ O, Coggeshall, Ueber die Constanz der Calomelelektrode. Zeitschrift für 

 physilcalische Chemie. 1895. Bd. XVII. S. 62. 



2 T. Richards, Zeitschrift für physikalische Chemie. 1897. Bd. XXIV. S. 39. 



3 Wiedemann's Annalen. Bd. IV, IX, XLIX, LX, LXIV. 

 * Dies Archiv.. 1896. Physiol. Abthlg. 



5 Ebenda. 1897. 



