332 W. Cowl: 



Der Zweck der mit der Anwendung der Wippe G^ verkniipften Doppel- 

 ablesungen, welche, sobald eine Poteiitialdifferenz vorlag, auseinander ge- 

 legen haben mussten, sowie auch das eigentliche Verfahren bei der Ver- 

 werthung der beobachteten Ablenkungen ist nicht angegeben, doch handelte 

 es sich jedenfalls einfach um das Ausrechnen von Diirschschnittswerthen. 

 Dies würde erstens die zufälligen Abweichungen in Folge ungleichmässiger 

 Contactdauer seitens der spielenden Wippe eliminiren, zweitens in Fällen, 

 wo eine Potentialdiflferenz schon bestand, unter der Annahme, dass die- 

 selbe während der Polarisation wie der Depolarisation in beiden Richtungen 

 gleich stark wirkt, auch dieses Moment eliminiren, da die Umlegewippe 

 vor dem Rheochord dem Kettenstrom einmal die gleiche, das andere Mal 

 eine entgegengesetzte Richtung zur Potentialdifferenz giebt; indessen ist es 

 eine Frage, wie die Potentialdifferenzen von scheinbar gleichen Elektroden, 

 die auf bestimmte Ursachen noch nicht zurückgeführt worden sind, sich 

 während einer hinzukommenden Polarisation gleicher oder entgegengesetzter 

 Richtung verhalten. 



In Betreff der Entwickelung von Potentialdifferenzen ohne Polarisation 

 durch eine äussere Stromquelle erscheinen die von E. du Bois Reymond 

 veranlassten, doch von anderem Gesichtspunkt aus unternommenen Unter- 

 suchungen Christiani's über „Irreciproke Leitung elektrischer Ströme"^ 

 einen Grund für deren Entstehen darin zu geben, dass, wie er feststellte, 

 bei ungleich grossen Elektroden der Widerstand im Elektrolyt je 

 nach der Stromesrichtung verschieden gross ist, und zwar bei Spitze und 

 Platte in beträchtlichem Grade. 



Zur Bestimmung der Polarisation während des Fortbestehens eines 

 polarisirenden Stromes steht eine Methode zur Verfügung, die allerdings 

 nicht die Gesammtpolarisation, sondern die der einen oder der anderen 

 Elektrode eines Paares misst, nämlich das von Fromme auch zur Unter- 

 suchung der Polarisation mit kleinen elektromotorischen Kräften angewandte 

 Fuchs'sche Verfahren, welches darin besteht, eine mit einem Quadranten- 

 paar eines Elektrometers verbundene, im Elektrolyt frei schwebende Elek- 

 trode hinter die untersuchte Elektrode zu stellen, während diese mit dem 

 anderen, zur Erde abgeleiteten Quadrantenpaar in Verbindung steht. ^ 



In den genannten Versuchen wurden vermittelst Nebenschliessung zu 

 einem Daniell'schen Elemente „Kräfte von möglichst verschiedener Grösse" 

 angewandt,^ doch nur bis zu einer unteren Grenze von 0-44 Dan., woraus 

 zu schliessen ist, dass die Methode wohl nicht für Kräfte unter 0-1 Volt 



I 



1 Berlin 1876. Vgl. S. 64 u. 84. 



'■* Wiedemann's ^KHtf^ere. 1886. Bd. XXIX. Nr. 12. S. 497 u. 537. 



^ Ebenda. 



