582 Verhandlungen der Berliner 



keit statt und es bleiben keine Flüssigkeitstropfen an den Wänden haften. 

 Nur wenn die Röhre unrein, etwa mit Spuren von Hahnfett verschmiert ist, 

 können trotz vorsichtigen Ablassens der Flüssigkeit Tropfen hängen bleiben. 

 Meist genügt dann einmaliges Durchspülen mit Kalilauge, um die Wand 

 wieder in normalen Zustand zu versetzen. Um Fehler durch Temperatur- 

 schwankungen auszuschliessen, befinden sich die zwei Messröhren in einem 

 40*^" hohen, mit Wasser gefüllten, parallelepipedischen Glaskasten, dessen 

 Boden sie wasserdicht durchsetzen. Unterhalb tragen die Enden der Mess- 

 röhren je einen mit Quetschhahn versehenen Kautschukschlauch. Beide 

 Schläuche sind durch ein Y-förmiges Glasstück mit einander und mit dem 

 Schlauche des zweischenkeligen Mveaugefässes c verbunden. Der Schrauben- 

 quetschhahn n ermöglicht die Regulirung der Geschwindigkeit der aus- 

 fliessenden Sperrflüssigkeit beim Einlassen des Gases in die Messröhren. 

 Zur Controle und Correction des Einflusses von Temperatur- und Luftdruck- 

 schwankungen auf das Volumen des in den Messröhren befindlichen Gases 

 dient das Thermobarometer h. Dasselbe besteht aus einer 50 "*''" fassenden Glas- 

 röhre, welche so weit mit Quecksilber beschwert ist, dass sie keinen Auf- 

 trieb hat. Oben ist sie durch einen Hahn verschlossen und trägt unterhalb 

 desselben eine horizontal abzweigende, mit einer Theilung von 0-01 '■'^™ ver- 

 sehene enge Glasröhre l. In dieser befindet sich ein leicht beweglicher 

 Petroleumtropfen, dessen jeweiliger Stand zur Berichtigung der durch Wärme- 

 und Luftdruckschwankungen bewirkten Volumenänderungen des Gases benutzt 

 wird. Natürlich muss die am Röhrchen l abgelesene Volumenänderung der 

 50 '^'^™ Gas auf den der in a und h befindlichen Gasmenge entsprechenden 

 Werth reducirt werden, was mit genügender Genauigkeit durch Kopfrechnung 

 geschehen kann. 



Von dem die Messröhren oben abschliessenden Hahn o zweigen hori- 

 zontal vier fast capillare Röhren ab. Der Hahnstopfen besitzt eine einzige, 

 ihn von der Mitte seiner Unterfläche schräg nach oben und zur Peripherie 

 durchsetzende Bohrung. Er bringt daher bei einer Drehung um 360 ** die 

 Messsröhren nach einander mit allen vier Abzweigungen in Verbindung und 

 dazwischen giebt es vier Stellungen, in denen die Messröhren vollkommen 

 abgeschlossen sind. Von den vier Abzweigungen führt eine zu der schon 

 besprochenen Verbrennungscapillare /, eine zweite zu einer Kalipipette d, 

 die dritte zu der Pipette e, welche zur Absorption des Sauerstofi'es bestimmt 

 ist und zu diesem Behufe mit Röllchen aus feinem Kupferdrahtnetz voll- 

 gestopft und mit einer Mischung aus 4 Volumen concentrirter Ammon- 

 carbonatlösung und 1 Volumen Aetzammoniaklösung von 0-91 specifischem 

 Gewicht gefüllt ist. Die vierte OefPnung dient zum Einlassen der Gasproben. 

 Dieses, erfolgt etwa aus dem noch zu besprechenden Gährgefäss, dessen Aus- 

 flussrohr man durch einen capillaren, mit Wasser gefüllten Gummischlauch 

 anfügt. Der untere Quetschhahn von Rohr h ist zunächst geschlossen, der 

 von a geöffnet und man saugt nun bei stark verengtem Quetsehhahn n das 

 Gas langsam in Rohr ß, und zwar je nach seiner Menge bis zur obersten 

 oder einer der folgenden Marken. Unter genauer Einstellung auf eine der 

 Marken wird dann a unten abgesperrt, und der Rest des Gases in Rohr h 

 untergebracht. Sofort kann nach Mischung des Kühlwassers und Notirung 

 des Standes des Thermobarometers die Ablesung des Gasvolumens an der 

 Theilung von Z» erfolgen, indem man das U-förmige Niveaugefäss c in gleiche 

 Höhe mit der Flüssic-keitssäulo in h bringt. Die richtig-e Einstellung des 



