584 



Verhandlungen der Berlinee 



Thut man dies, so hinterlässt man auch den Apparat nach Durchspülung 

 der Verbrennungsröhre und Kalipipette mit dem Stickstoffreste vollkommen 

 vorbereitet für eine neue Analyse. 



Zur Prüfung der Leistungen des Apparates habe ich in Gemeinschaft 

 mit Hrn. Dr. Basch eine Anzahl Analysen bekannter Gasgemische ausgeführt. 

 Zu verschiedenen Zeiten wurden dem Freien entnommene Proben atmo- 

 sphärischer Luft analysirt. Dieselben ergaben folgende Resultate: 



1. 



0-00 Procent 



CO, 



20-75 Procent 







79-25 



2. 



0-02 







20-57 





79.41 



3. 



0-06 







20-66 





79-38 



4. 



0-02 







20 - 74 





79-24 



5. 



0-04 







20-87 





79-09 



6. 



0.16 







20-76 





79.08 



7. 



0-04 







21-01 





78.95 



Mittel: 0-05 Procent CO2 20-77 Procent 79-20 Procent N. 



Das Mittel weicht nur sehr wenig ab von der auf Grund der besten 

 Analysen angenommenen Zusammensetzung der Luft: 



• 03 Procent CO, 20-92 Proeent 79- 05 Procent N. 



Die grösseren Abweichungen, namentlich in Versuch 2, überschreiten noch 

 nicht die bei Darmgasanalysen aus anderen Gründen unvermeidlichen Fehler- 

 grenzen. Sie sind übrigens dadurch entstanden, dass man bei Versuch 2 

 und 3 den Schraubenquetschhahn an dem Ausflussschlauche nicht benutzte 

 und das Wasser in raschem Strome aus der Bürette ausfliessen liess, wobei 

 Wassertropfen hängen blieben. 



Grössere Fehler durch Absorption von Gas in der Sperrflüssigkeit und 

 spätere Abgabe desselben sind bei kohlensäurereichen Gasgemischen zu be- 

 fürchten. Um die hier zu erwartende Grenze der Fehler zu bestimmen, 

 brachten wir reine Kohlensäure in die Messröhren, welche vorher mit Stick- 

 stoff gefüllt gewesen waren. Das Gas wurde sofort abgelesen; es waren 

 29-073''™\ Dann wurde von Zeit zu Zeit durch Heben und Senken des 

 Niveaurohres und indem man etwas Gas aus Rohr a in b und umgekehrt 

 presste, bewirkt, dass das Gas in recht ausgiebige Berührung mit der Sperr- 

 flüssigkeit kam. Nach einer halben Stunde ergab die Ablesung 28-746°*^™; 

 es waren also 0-327'^'"" oder 1-1 Proeent des Gases von der Sperrflüssigkeit 

 absorbirt worden. Das dürfte der grösste Fehler durch Absorption sein, welcher 

 bei den kohlensäurereichsten Darmgasen zu befürchten ist, wenn man ohne 

 unnöthigen Zeitverlust arbeitet. 



Um die Genauigkeit der Verbrennungsanalyse festzustellen, wurde eine 

 grössere Menge Kohlenoxydgas durch Erhitzen von Oxalsäure mit concen- 

 trirter Schwefelsäure hergestellt und in einem Quecksilbergasometer auf- 

 bewahrt. Dem Gase war etwas atmosphärische Luft und Kohlensäure bei- 

 gemengt. Eine eudiometrische , mit allen Cautelen ausgeführte Analyse er- 

 gab einen Kohlensäuregehalt von 3-80 Procent. 



Im CO^-freien Gasgemisch wurden durch Verpuflimg mit überschüssigem 

 Sauerstoff und Absorption der gebildeten Kohlensäure 91-04 Procent CO 

 und 8-96 Procent Luft gefunden. Li unserem Apparate wurden fünf Ana- 

 lysen dieses Gasgemisches vorgenommen, wobei aus dem Freien geschöpfte 

 atmosphärische Luft zur Verbrennung diente. In Folge dessen konnten nur 





