PHYSIOLOGISCHEN GESELLSCHAf T. — N. ZuNTZ. 585 



etwa lO*^*"" Gas zu jeder Analyse verwendet werden, was natürlich die Fehler 

 vergrösserte. 



Die Menge des vorhandenen Kohlenoxyds konnte bei diesen Analysen 

 aus drei von einander unabhängigen Beobachtungen ermittelt werden. 



Nach der Grleichung: 



CO + = CO, 

 (2 Vol.) (1 Vol.) (2 Vol.) 



ist die Volumenabnahme bei der Verbrennung halb so gross, wie das Volumen 

 des Kohlenoxyds; die gebildete Kohlensäure hat das gleiche Volumen wie 

 dieses; der verbrauchte Sauerstoff endlich, welcher sich durch Absorption 

 des nach der Verbrennung gebliebenen Restes bestimmen lässt, muss dem 

 halben Volumen des Kohlenoxyds gleich sein. 



Die Ergebnisse waren im Mittel: Kohlensäure im ursprünglichen Gase 

 3 • 4 Procent. 



Im kohlensäurefreien Gasrest berechnete sich der Gehalt an Kohlenoxyd 



aus der Contraction zu ... . 92 -4 Procent 

 aus der gebildeten Kohlensäure zu 89-9 „ 

 aus dem verbrauchten Sauerstoff zu 91-9 „ 



Die Einzelwerthe zeigen, wie bei der Kleinheit der zur Analyse benutzten 

 Gasmengen zu erwarten war, grössere Abweichungen. 



Die Mittelwerthe kommen dem Ergebniss der endiometrischen Analyse 

 (91-04 Procent CO) nahe genug, um zu zeigen, dass der Methode kein 

 principieller Fehler anhaftet. Das Mittel der auf Grund der drei ver- 

 schiedenen Beobachtungsdaten gewonnenen "Werthe beträgt 91*4 Procent, 

 stimmt also mit dem Ergebniss der Endiometer-Analyse fast genau überein. 

 Dass die Beobachtung der Contraction einen etwas zu hohen, die der ge- 

 bildeten COg einen etwas zu niedrigen Werth ergiebt, liegt in der Natur 

 der Sache. Nach der Verbrennung ist das Gasgemisch sehr reich an Kohlen- 

 säure. Ehe es zur Ablesung kommt, wird davon ein wenig durch das Sperr- 

 wasser absorbirt, die Verbrennungscontraction erscheint deshalb zu gross, 

 die in der Kalipipette absorbirte Kohlensäure wird zu gering. Der ver- 

 brauchte Sauerstoff wird annähernd richtig gefunden. 



Wenn wir statt mit Luft mit reinem Sauerstoff verbrannt hätten, wobei 

 wir die dreifache Gasmenge hätten anwenden können, wären die Fehler 

 natürlich entsprechend kleiner ausgefallen. 



Für das Auffangen der Gasproben aus dem Magen, bezw. Darm hat 

 Georg Hoppe-Seyler eine recht bequeme Methode angegeben, bei der 

 das Schlundrohr mit einer dreifach tubulirten, mit den Oeffnungen nach 

 unten aufgestellten Wulff 'sehen Flasche verbunden ist. Es soll in der Art 

 manipulirt werden, dass erst ein grosser Theil des Wassers in der Flasche 

 durch Mageninhalt ersetzt wird, dann über diesem das Gas sich ansammelt. 

 Dadurch, dass man das Wasser in der Flasche vor dem Eintritt der Gase 

 möglichst durch Mageninhalt ersetzt, wird der Fehler der Gasabsorption 

 durch dies Wasser sehr vermindert; aber der Ersatz ist nicht immer und 

 wohl nie vollständig möglich — man wird daher fast regelmässig auf CO2- 

 Verlust rechnen müssen. — Noch grösser werden die Verluste kei den 

 Gährungsversuchen, wenn man dieselben, wie Schmidt und Strassburger, 

 in offenen Gährröhrchen ansetzt, wobei das entwickelte Gas einen Theil der 



