DELL OSSERVATORIO DI PALERMO 353 



PARTE I. 

 L'Istromento 



Per le misure azimutali fu adoperato un teodolite di 27 cent, di diametro 

 della fabbrica Starke e Kamuierer di Vienna clic appositamente acquistai, per conto 

 del gabinetto di Geodesia di questa Università. Questo istromento è di tipo ben 

 noto e mi dispenso di descriverlo. Dirò solo , per cbi non l'avesse avuto fra 

 mano, che è reiteratore, a connocchiale concentrico reversibile, che l'intervallo 

 minimo di graduazione è di 10' e che le letture si fanno mercè un indice e due 

 microscopj micrometrici che danno i 2". 



Questo istromento fu subito da me sottoposto ad un minuzioso esame oiult! 

 assicurarmi della sua perfezione e rintracciare le diverse costanti, come eccen- 

 tricità, valore del passo micrometrico, etc. non meno che i diversi errori medi 

 di lettura, di graduazione, di collimazione etc. Credo utile riportare la parte di 

 tale studio che si riferisce all'apparato azimutale tanto per garenzia del lettore, 

 quanto per far rilevare la bontà di tali eccellenti isiromenti. 



Esponiamo quindi le diverse ricerche, progressivamente numerizzate. 



I. Investigazione delle viti dei microscopj micrometrici. 



I microscopj furono prima aggiustati in tutte le loro parti onde verificas- 

 sero al possibile le condizioni a cui sono sottoposti. Essi sono tali, che la parte 

 utile della vite, cioè la corsa del telajo micrometrico, non è che di sei spire, 

 di cui cinque servono a percorrere la seghetta. In generale adunque non è pos- 

 sibile applicare alle letture la cosidetta correzione del run non essendoci corsa 

 sufficiente nel più dei casi. Occorreva dunque assicurarci , che rinunciando a 

 tal correzione non si commettevano gravi errori, ossia studiare la regolarità del 

 passo. Ciò feci al solito modo, prendendo per unità lineare di confronto l'inter- 

 vallo frai due fili del micrometro, profittando della circostanza che 23 di tali 

 intervalli, corrispondono, molto prossimamente, ai sei giri utili della vite. Col 

 moto dell'alidada portavo il filo di sinistra sopra un certo tratto della gradua- 

 zione, che avendo per caso una soluzione di continuità verso il mezzo, permet- 

 teva la collimazione sicura : indi colla vite del micrometro, portav^a su quel 

 tratto il filo di destra, e così via sino alla fine dei sei passi. Per eliminare il 

 più possibile gli errori di lettura e di collimazione ripetei otto volte per cia- 

 scun microscopio questa operazione e presi le medie rispettive. Ecco perciò i 

 valori dell'intervallo lineare unitario misurato nelle 23 regioni della vite, ed espresso 

 in parti del tamburo, riuniti nelle tavole che seguono : ove R indica la regione- 



