Aufnahme und Veebrauch von Saueestofe u. s. w. 225 



eine solche Genauigkeit des Analysenverfahrens nicht zu erhoffen war, es 

 aber eine Forderung der Methode sein musste, die zu verarbeitenden Gas- 

 mengen mit möglichst geringen Fehlern zu bestimmen, wurde ein grosser 

 Analysenapparat zusammengestellt, in dem je ein Liter des Gasgemisches 

 zur Analyse gelangen sollte. Die entsprechenden Eöhren standen in einem 

 1 • 3 ™ hohen Glascylinder in Wasser von Zimmertemperatur. Das Ansaugen 

 und Weiter drücken der Gasmengen erfolgte durch eine 1^2 Liter fassende 

 Birne, die sich mit Hülfe einer Rolle an der Decke und einem Schnurlauf 

 bequem verstellen liess. Zur Feineinstellung der Ablesung diente das ge- 

 bräuchliche Mveaurohr, auf das durch einen Hahn umgeschaltet werden 

 konnte, sobald die grobe Einstellung mit Hülfe der grossen Birne erreicht 

 war. Durch das Niveaurohr wurden die Gase wie gewöhnlich unter 

 Atmosphärendruck gemessen. Bei der Ablesung konnte auf 0*02°'"^ noch 

 sicher geschätzt werden. Als Thermobarometer diente ein 500 "'"^ fassendes 

 Rohr, an dem die Ablesungen auch im Maximum nur 0«02°"^ fehlen 

 konnten. Bezogen auf das Volum des 1000 <"'°^- Rohres konnte durch die 

 Temperaturbestimmung • 04 '"^"^ der Messung entgehen, was zusammen mit 

 dem Ablesungsfehler des Literrohres 0-06 <'<'", das ist 0*006 Procent an 

 maximalem Fehler, ergiebt, für die Sauerstoffanalyse waren 0«008 Procent 

 einzuräumen. Das etwas unhandliche langsamere Verfahren, das für be- 

 stimmte Zwecke seine gewissen Vortheile bietet, empfahl sich im Vergleich 

 zu dem nur um Weniges ungenaueren Verfahren am 100 *'''°'- Analysen- 

 apparat nicht mehr, als an diesem die genannte Genauigkeit erreicht worden 

 war, um so mehr, als hier viel grössere Mengen von Analysen in derselben 

 Zeit bewältigt werden konnten. 



Fragen wir nun nach der zu erwartenden Richtigkeit der Resultate 

 eines ganzen Respirationsversuches. Da in den Versuchen mit so kurzen 

 Zeitintervallen, wie die vorliegenden sind — es erstreckt sich ein ganzer 

 Respirationsversuch unter Umständen nur auf 3 bis 4 Minuten — , die 

 physiologischen Schwankungen im Gaswechsel des Thieres schon recht be- 

 deutende Unterschiede erzeugen konnten, worauf ja schon von vielen Seiten 

 hingewiesen wurde, ich erwähne nur die Angaben von Magnus Levi, so 

 war eine scharfe Kritik der durch die Versuchsfehler entspringenden Ab- 

 weichungen um so nothwendiger. Es ist ja klar, dass^ physiologische 

 Schwankungen, die das reine Bild des Ruhestoffwechsels in den kurzen 

 Zeiträumen zu beeinträchtigen vermögen, direct zu Verzerrungen desselben 

 und zu Irreführungen Anlass geben müssen, wenn sich auf diese noch in 

 uncontrolirbarer Weise Versuchsfehler aufsetzen. 



Das Athemvolum ist in den Versuchen bestimmt durch den Werth 

 der Gasuhrangaben und die Ablesung des Thermobarometers. Bei der 

 Gasuhrablesung können die Fehler 50 '"^'^ betragen, sie würden zwar bei einer 



Archiv f. A. u. Ph. 1903. Physiol. Abthlg. Suppl. 15 



