226 Aenold Dueig: 



kleineren Gasuhr geringer werden, dafür müssten aber die Volumangaben 

 au derselben wieder durch die technischen Verhältnisse der Gasuhrconstruc- 

 tion wesentlich schlechtere werden. Die Bestimmung der Temperatur durch 

 das Thermobarometer , das ständig das Mittel zwischen der ein- und aus- 

 tretenden Luft angiebt, kann das ermittelte Volum um 0'02 Procent vom 

 wahren Werthe abweichen lassen. Nimmt man als die in 4 Minuten ge- 

 wechselte Gasmenge unserer Hunde rund 8000 ^'^'^ an, so betragen die 

 Fehler, bezogen auf das Minuten volum, mit dem in den unten angegebenen 

 Tabellen gerechnet ist, nicht ganz 1 Procent des wirklichen Werthes. Für 

 die Festlegung des respiratorischen Quotienten ist dieser Fehler natürlich 

 ohne jeden Einfluss. Ganz uncontrolirbar ist aber jener Fehler, den wir 

 bezüglich des Minutenvolums mit der Methode der Messung durch die 

 Gasuhr überhaupt machen, da eine Aichung derselben für das stossweise 

 Durchtreten der Exspirationsluft unmöglich ist. Man kann nun annehmen, 

 dass dieser Fehler in allen Fällen beim selben Thier, mit annähernd dem- 

 selben Minutenvolum und der nämlichen Zahl der Athemzüge per Minute, 

 auch der nämliche gewesen ist, was aber natürlich nur mit einer gewissen 

 Wahrscheinlichkeit vorauszusetzen ist. Demnach müssen die Minutenwerthe 

 für Sauerstoffverbrauch und Kohlensäureausscheidung mit einer gewissen 

 Reserve als absolute Zahlen angesehen werden. In welcher Weise dieser 

 Unsicherheit für die kurz dauernden Versuche der letzten Abschnitte ent- 

 gangen wurde, wird daselbst berücksichtigt werden. Es ist nach dem Ge- 

 sagten selbstverständlich, dass aus demselben Grunde natürlich auch alle 

 Volumbestimmungen anderer Autoren, die mit Hülfe der Gasuhr angestellt 

 sind, trotz jeder Aichung immer nur mit relativer Wahrscheinlichkeit als 

 absolute Werthe angesehen werden können. Nach den Angaben von Zuntz 

 kommt dabei noch ein anderes Moment hinzu, das sich beim Arbeiten mit 

 einer sehr grossen Gasuhr bei Versuchen am Pferde ergab, dass nämlich 

 der Inhalt der einzelnen Messkammern der Gasuhr nicht absolut derselbe 

 ist, was sich bei kleinen Messinstrumenten natürlich weniger bemerkbar 

 macht. Die Bedeutung der ermittelten Werthe im Vergleich unter einander 

 erleidet dadurch natürhch besonders dann keine Einbusse, wenn die Zahl 

 der Beobachtungen nur gross genug gewählt wird und die Versuchsdauer 

 nicht zu kurz ist. 



Ist so der zu erreichenden Genauigkeit für das Minutenvolum durch 

 die Methodik überhaupt eine gewisse Grenze gesetzt, so ist die Verlässlich- 

 keit der respiratorischen Quotienten innerhalb kurzer Versuchsdauern durch 

 das Verhalten der Thiere, besonders aber wegen der wechselnden Fällung 

 der Lunge am Beginne und Schluss des Versuches, bis zu einem weiteren, 

 nicht zu bestimmenden Werthe keine absolute zu nennen. Man steht somit 

 ohne Rücksicht auf die Genauigkeit der analytischen Bestimmungen bereits 



