Aufnahme und Veebrauch von Sauerstoff u. s. w. 257 



funden. Genau dasselbe Verhalten findet sich bei Athmung 

 atmosphärischer Luft, sei dieser nun Athmung eines sauer- 

 stoffarmen oder sauerstoffreichen Gemisches, ja selbst Ath- 

 mung von ca. 94 Procent Sauerstoff enthaltendem Gas voran- 

 gegangen. Eine Untersuchung des Verhaltens während der ersten 10 Mi- 

 nuten ist dem folgenden Abschnitte vorbehalten. 



4. Die Sauerstoffaufnahme während der ersten Minuten nach 

 Einathiuung eines bestimmten Oemisches. 



A. Die Residualluftbestimmung. 



Nachdem durch den vorhergehenden Abschnitt festgestellt ist, dass 

 eine Aenderung, weder im respiratorischen Quotienten, noch im Sauerstoff- 

 verbrauche nach den ersten 10 Minuten nachweisbar ist, war es nöthig, 

 eine Methode zu finden, welche es gestattet, den Schluss vom abgeführten 

 Stickstoff auf den zugeführten Sauerstoff zu umgehen, der ja als die Haupt- 

 ursache der abweichenden Quotienten in den ersten Versuchen nach jedem 

 ßegimewechsel angesehen werden musste. Die Methode musste dabei ein 

 möglichst rasches, aber auch genaues Arbeiten gestatten, da man nach den 

 bisherigen Ergebnissen wohl sicher sagen konnte, dass Grössen, wie sie 

 Rosenthal für das Verschwinden oder den Minderverbrauch angab, nicht 

 mehr dem wahren Sachverhalt entsprechen konnten. 



Die Versuche, das zu- und abgeführte Gasvolum zu messen, habe ich 

 bereits oben erwähnt, ebenso wie den Grund, warum sie scheiterten. Es 

 wurde daher ein anderer Plan zu Grunde gelegt. Das zugeführte Gas 

 sollte durch die bisher für die Messung der Exspirationsluft benutzte Gas- 

 uhr inspirirt werden und dann die Exspirationsluft in einem, soweit es ging, 

 äquilibrirten Waidenburg' sehen Spirometer aufgefangen werden, dessen 

 Wasser mit Paraffinöl bedeckt war. Ich danke an dieser Stelle Herrn 

 Prof. Löwy für die liebenswürdige Ueberlassung des Instrumentes. Es 

 war so beabsichtigt, die Exspirationsluft der ersten 5 bis 10 Minuten zu 

 sammeln. Das auf 40 bis 60 Liter zu schätzende Gasgemenge hätte im 

 Spirometer ausreichend Platz gefunden. Ein Theil desselben sollte zur 

 Analyse dienen, während der Rest zur Volumbestimmung eine zweite Gas- 

 uhr durchströmen sollte. Bei der Prüfung erwies sich die Leitung als voll- 

 kommen dicht, aber ein durch die eine Gasuhr in das Spirometer ge- 

 messenes, bestimmtes Volum, etwa dem der zu athmenden Luft entsprechend, 

 war in der zweiten Gasuhr nur mit Fehlern von 50 bis 80 '^""^ zurüek- 

 zubestimmen, obwohl Temperatur und Druck in Rechnung gezogen waren, 

 ja sogar die Thermobarometerkapseln noch mit Watte umhüllt wurden, um 

 momentanen Schwankungen der Temperatur nicht ausgesetzt zu sein. Aber 



Archiv f. A. u. Ph. 1903. Physiol. Abthlg. Suppl. 17 



