258 Aenold DuEia: 



auch durch eine dritte Gasuhr war kein besseres Resultat zu erzielen, die 

 Messung fiel bald besser, bald schlechter aus, aber nie erreichte sie eine 

 befriedigende Genauigkeit und Verlässlichkeit, Eine andere Schwierigkeit 

 bestand darin, das wirkliche Gasgemenge des Spirometers zu analysiren. 

 Es war nämlich geradezu unmöglich, aus dem Spirometer eine absolut 

 gleichmässige Probe zu erhalten. Analysirte man nach einander beim Aus- 

 strömen des Gases Proben, die verschiedenen Höhen des Spirometercylinders 

 entstammten, so bekam man die erstaunlichsten Abweichungen. Es ist 

 nun freilich der Einwand, es habe das Paraffinöl auch seinen Theil an 

 dem Verhalten gehabt, nicht unberechtigt, worauf auch Zuntz in seinen 

 Pferdeversuchen hinweist, nachdem aber der Cyliader über Nacht mit 

 Exspirationsluft gefüllt gestanden hatte, um diesem Fehler möglichst zu 

 entgehen, musste sich das Paraffinöl doch entsprechend den Partiardrucken, 

 die in einer normalen Exspirationsluft herrschen, mit Gas gesättigt haben. 

 Um den zur Probe entnommenen Antheil nun homogen zu erhalten, wurde 

 während des Ausströmens des Gases aus dem Spirometer zwischen diesem 

 und der Gasuhr mittels einer Zweigleitung eine proportionale Durchschnitts- 

 probe vom gesammten Gasgemenge entnommen und in einem 1000''°™- 

 Rohr gesammelt, so dass dies aliquote Theile aus jeder Höhe des Cylinders 

 enthielt. Da aber auch diese noch über einander geschichtet sein mussten, 

 war es nöthig, das Gemenge vor der Analyse noch homogen zu machen. 

 Zu diesem Zwecke gabelte ich das Ende des Sammelrohres in drei Schenkel. 

 Der erste derselben war mit der Leitung für die proportionale Entnahme 

 in Verbindung, der zweite führte zum Analysenapparat, während der dritte, 

 endständige Schenkel einen Kautschukschlauch trug, in den, abgeschlossen 

 zwischen zwei Quetschhähnen, ein Quecksilbertropfen ohne Luftblase gefüllt 

 war. War das Gas im Rohre, fiel das Quecksilber nach dem Oeffnen des 

 unteren Quetschhahnes in das Rohr und nun konnte durch Schütteln leicht 

 eine gute Mischung des Gasgemenges erzeugt werden. 



Während sich diese Schwierigkeit erledigen Hess, spotteten die Ver- 

 suche mit den Gasuhren immer noch jeder Mühe. Daran, sich mit der 

 Ablesung des Standes des Spirometers zufrieden zu geben, war natürlich 

 nicht zu denken. Nachdem die Gasuhren unter einander sich in keiner 

 Weise auf einen bestimmten Fehler aichen liessen, trachtete ich in der 

 Weise zu einem Resultat zu kommen, dass ich durch entsprechende Schal- 

 tung dieselbe Gasuhr zur Rückmessung benutzte, die bei der Inspiration 

 zur Messung des eingeathmeten Gases gedient hatte. Natürlich hätten 

 dabei die Fehler der Gasuhr bei annähernd derselben Geschwindigkeit in 

 gleicher Weise wirken müssen. Freilich war es dazu nöthig, die Gasuhr 

 für jeden Versuch mit etwa 80 Litern des neuen Gasgemenges zu spülen, 

 damit ihre grossen Räume für den neuen Versuch auch mit dem gewollten 



