Aufnahme und Veebeafch von Sauerstoff u. s. w. 259 



Gemenge erfüllt waren. Aber auch jetzt stimmten die Resultate nicht 

 überein. Die Ursache lag nämlich im Unterschied des Durchtrittes des 

 Gases aus dem Spirometer und bei der Athmung. Bei der Inspiration und 

 natürlich ebenso bei jeder Exspiration tritt das Gas nicht in constantem 

 Strome durch die Uhr, sondern es findet zwischen den Athemzügen ein 

 vollkommener Stillstand der Bewegung statt, das, was wir als Minuten- 

 volum ablesen, giebt daher nur die mittlere Geschwindigkeit an, mit der 

 die Gasuhr sich bewegte. Aus dem Spirometer strömt das Gas thatsächlich 

 mit dieser mittleren Geschwindigkeit in gleichmässigem Strome und für 

 diese kann die Uhr natürlich gealcht werden. Das, was aber so an 

 Aichung für verschiedene Geschwindigkeiten als Testzahl für die Gasuhr 

 festgelegt ist, steht zu dem, was man damit für den Respirationsversuch 

 erzielen will, nur in einem sehr entfernten Yerhältniss, worauf bereits oben 

 hingedeutet wurde. Der Werth einer solchen Aichung wird nun aber ein 

 ganz illusorischer, wenn es sich nicht, wie oben, um den Vergleich von 

 Versuchen mit annähernd gleichem Rhythmus bei wechselnder Beschleuni- 

 gung und Verzögerung handelt, sondern um eine Parallele zwischen einer 

 periodischen Gasbewegung, wie beim Athmen, und der Rückmessung mit 

 constantem Strom. Noch schlimmer wird es, wenn man bedenkt, dass für 

 die folgenden Versuche am Beginn und Ende des Versuches maximale 

 Athemzüge gefordert waren, so dass ein Volum von 4 Litern, das sonst 

 dem Minutenvolum entspricht, dabei in wenigen Secunden die Gasuhr 

 passiren musste. Grobe Fehler sind dabei die unausbleibliche Folge, denn 

 die im Zeittheilchen erreichte Geschwindigkeit dürfte unter diesen Verhält- 

 nissen etwa einem Durchgang von 50 Litern per Minute entsprechen, für 

 die eine Aichung auf 4 Liter constant durchströmendes Gas natürlich nicht 

 im Entferntesten eine Correctur geben kann. 



Der Versuch, die Gasuhr mit Hülfe einer Stempelspritze zu aichen, 

 die im selben Rhythmus wie die Athmung stossweise Luftvolumina durch- 

 trieb, schlug ebenfalls fehl, indem die Fehler der Messungen immer zu in- 

 constant blieben. Der Plan, die Gasuhr zur Messung des Athemvolums 

 während kurzdauernder Versuche zu verwenden, in denen es auf absolute 

 Werthe ankam, musste damit fallen gelassen werden. Ein schwerer Ab- 

 schied war es gerade nicht, denn wäre auch die Messung einigermaassen 

 brauchbar geworden, so standen doch noch immer die Fehler der Druck- 

 und Temperaturbestimmung sowie die Absorption von Gas in das Wasser 

 der Gasuhr in recht unangenehmer Weise in Reserve, um die Resultate an 

 die Grenze der Brauchbarkeit zu rücken. 



Es war vielleicht gut, dass die Prüfung auf die Richtigkeit der Gasuhr- 

 methode so schlecht ausfiel, denn sie nöthigte zur Umschau nach einem 

 anderen Verfahren, das endlich die gewünschten Eigenschaften in vollauf 



17* 



