262 Arnold DuEia: 



während der, freilich nur kurz dauernden, Versuche als vollkommen zu- 

 reichend; in der Regel wurde ein COg- Gehalt von 1 Procent kaum erreicht. 

 Eine vollständige Entfernung der CO2, wie dies Pflüger in seinen Ver- 

 suchen anstrebte, wäre natürlich durch diese Vorlage ebenso wenig möglich 

 gewesen, wie bei jenen, war aber hier auch gar nicht erforderlich. Von 

 dem Hals der Flasche führt die Leitung zum T-Rohr 1^ und dann zu 

 jenem T^ ; der eine Schenkel des letzteren schliesst den Kreis zur Inspirations- 

 leitung, an den anderen setzt sich der bereits oben erwähnte Kautschuk- 

 sack an. Die Länge der Leitung vom Flaschenhals bis zum Ballon betrug 

 52 '''", jener von T^ zum Inspirationsventil 25 '''^. Es war somit an schäd- 

 lichem Raum eigentlich nur das grosse Volum des Absorptionsthurmes in 

 Betracht zu ziehen und wieder jener Bedingung Genüge geleistet, die schon 

 oben angegeben wurde. Das Volum von Thurm und Rohrleitung wurde 

 auscalibrirt. 



Der dritte Schenkel des Rohres T-^, den wir übergingen, enthält ein 

 seitliches T-Stück, das in die Leitung für die Zufuhr und Abfuhr des Gas- 

 gemisches sich fortsetzt, welche an A noch eine Gabelung für die Ent- 

 nahme der Analysenproben trägt. Das Ende des Rohres I\ ist dann durch 

 einen doppelt gebohrten Kautschukstopfen verschlossen, der von einem in 

 O'PC. getheilten Thermometer durchsetzt wird, dessen Quecksilberkugel in 

 die Exspirationsleitung reicht. Ausserdem dient er zur Aufnahme eines 

 Glasrohres mit Schlauch und Klemme am Ende für das Entlassen von Gas 

 in freie Luft, beim Spülen des Apparates oder beim Füllen mit Kalilauge. 



Das Gasgemenge selbst wurde folgendermaassen gemessen und in den 

 Apparat gebracht. Eine etwa 10 Liter fassende Flasche war mit einem 

 vierfach durchbohrten Kautschukstopfen fest verschlossen, der durch Draht 

 noch so angezogen war, dass er durch seine Elasticität seine Lage nicht 

 mehr ändern konnte. Die erste der Bohrungen trug ein Wassermanometer 

 mit so engem Rohre, dass Capillaritätsmrkung sich noch nicht geltend 

 machte. Eine zweite Bohrung war von einem in O-PC. getheilten schnellen 

 Thermometer durchsetzt, während die beiden anderen Oeffnungen des Stopfens 

 die Röhren für die Abfüllung des Gases bezw. das Rohr für den Wasser- 

 zufluss aufgenommen hatten. Dies letztere reichte bis ganz an den Boden, 

 während das erstere noch innerhalb des Stopfens endete. Auf einem Consol 

 über dieser Flasche für die Aufnahme des Gasgemenges befand sich ein 

 Reservoir für zimmerwarmes Wasser, ein ebensolches am Zimmerboden, so 

 dass die Gasmessflasche in der Mitte zwischen beiden stand; die von dem 

 oberen Druckreservoir zur Maassflasche führende Leitung gabelte sich kurz 

 vor der Verbindung mit dem Wasserrohre der Maassflasche in einen zweiten 

 Schenkel, der mit dem unteren Reservoir, der Saugflasche, in Verbindung 

 stand. Jede der Leitungen war mit einem Hahn geschlossen. Ist das 



