Aufnahme und Vbebeauch von Saueestoff u. s. w. 263 



Grasrohr der Maassflasche mit dem eben beschriebenen Apparate, in welchen 

 geathmet werden sollte, verbunden und an diesem der Hahn E geschlossen, 

 so konnte durch Ansaugen oder Zulassen von Wasser in die Maassflasche 

 aus dem Apparatkreis so lange Gas entnommen werden, bis das Wasser- 

 manometer der Flasche eben die erste Spur einer Tendenz zum Sinken 

 zeigt. Es ist dies natürlich ein Zeichen, dass der Athemkreis genau bis 

 auf den eben herrschenden Barometerdruck und die herrschende Tempe- 

 ratur mit Gas gefüllt ist. Bei dem durch Auscalibrirung bestimmt be- 

 kannten Volum des Kreises ist daher das Gasvolum, welches dieser ent- 

 hält, bekannt, wenn zugleich das Thermometer Th-^ abgelesen wird. Dass 

 eine allfälUg mögliche örtliche Temperaturdifferenz von sogar einigen Zehntel- 

 graden bei dem geringen Volum und ferner bei dem Umstände, dass das 

 Gas im Kreise stets gut durchgemischt wurde, für die Messung nicht in 

 Betracht kommen würde, wird sich aus dem Gang der Versuche ohne 

 Weiteres ergeben. Dass übrigens solche Temperaturdifferenzen überhaupt 

 bestanden haben, ist nach der Art der Messung höchst unwahrscheinlich. 

 Es hätte nur ein Theil des Gases dem Druckausgleich auf Atmosphären- 

 druck entgehen können, das ist der zwischen den beiden Darmventilen bis 

 zum Hahn gelegene Antheil. Da der Widerstand eines Darmventiles 

 mit kaum 1 '^"^ Wasser anzusetzen ist , eine grössere Druckdifferenz sich 

 also trotz des Ventiles hätte abgleichen müssen, konnte der maximale 

 Fehlbetrag die Grösse von 1 ^^ Wasserdruck auf das ca. 100 ''°™ messende 

 Gasvolum betragen. Da dies einen Wert von nicht einmal O'Ol'^'"^ vor- 

 stellt, erreichte dieser Fehler also nie eine Grösse, welche für die vor- 

 liegenden Versuche noch in Betracht gekommen wäre. 



War der Kautschuksack vor dem Versuch mit Gas gefüllt, so faltete er 

 sich beim Heraussaugen des Gases in die Maassflasche zusammen und seine 

 Blätter legten sich dann so glatt an einander, so dass aus ihm, wenn er 

 bis zur Nulllage des Manometers entleert war, auf keine Weise mehr Gas 

 herausgepresst werden konnte. Nur an den beiden Enden, an denen sich 

 die Kautschukröhren ansetzten, musste ein entsprechender Luftraum bleiben, 

 der aber ebenso wie das Gas der Leitungsröhren unter Aussenluftdruck 

 stand. Das Manometer zeigte daher auch für den Kautschuksack und 

 seine Verbindungen die Entleerung bis auf den herrschenden Barometer- 

 druck bei der herrschenden Temperatur an. Der Sack war so auf ein 

 eigenes verstellbares Tischchen gelegt, dass seine Enden, die frei horizontal 

 in der Luft schwebend hingen, am Sack selbst nicht zerren konnten, 

 und dieser sich jedesmal genau in derselben Weise, bis auf denselben Rest 

 an den Ansatzstücken entleeren musste. Wurde der Apparatkreis nach 

 diesem Ausgleich verschlossen, so konnte sich Druck und Temperatur in 

 ihm beliebig ändern, das Gasvolum in demselben stellte eine bekannte 



