Aufnahme und Veebeauch von Saueestoff u, s. w. 267 



wird zwischen Thurm und T^ gesperrt und das Gas neuerdings in den 

 Ballon gedrückt, hier ist es in der besten und bequemsten "Weise zu mischen. 

 Ist die Maassüasche entleert, wird zwischen T^ und T.^ gesperrt, zwischen 

 Thurm und T^ geöffnet und abermals gesaugt, das Gas passirt abermals 

 den Thurm, tritt in die Leitung zur Flasche, hatte also nochmals Gelegen- 

 heit, sich mit dem Thurmgas und dem der Leitung zu vermengen und 

 wird gleichzeitig während des Ueberströmens in die Maassflasche um einen 

 proportionalen Theil vermindert, der bei Ä dem Tourniquett zur Analyse 

 zugeleitet wird. Sollten also noch immer Ungleichmässigkeiten der Mischung 

 vorhanden gewesen sein, so wäre ihr störender Einfluss, durch die Entnahme 

 des aliquoten Theiles aus dem ganzen Gemenge, mit Ausnahme der am 

 Schlüsse im Thurm bleibenden Luft, sicher auch noch vermieden worden. 

 Während das Gas, wie eben beschrieben, aus dem Apparate in die 

 Maassflasche trat, zeigte das Manometer stets einen Saugzug von etwa 1V2"''^ 

 Wasser an, entsprechend dem Widerstand der beiden Darmventile. Auf 

 Druckausgleich am Schlüsse erfolgte daher die Einstellung erst dann, wenn 

 der Ballon nahezu entleert war. Es wurde dabei auch zwischen T^ und I\ 

 geöffnet, sofort zeigte sich der TJeberdruck von etwa 1™"^ Wasser, der 

 durch die Tendenz der Wände des Ballons zusammenzufallen bedingt war. 

 Mit dem Momente des Ueberschreitens vollkommener Entleerung, schlug 

 dies in Saugstellung um. Zulaufenlassen von einigen Tropfen W.asser 

 brachte wieder Gleichheit zu Stande, es herrschte Atmosphärendruck; alle 

 Leitungen werden gesperrt und die Temperatur im Kreise des Apparates 

 abgelesen, das Gasvolum desselben lag also fest. In der Maassflasche 

 begann inzwischen die Einstellung des Gases auf die Wassertemperatur und 

 die Sättigung mit' Wasserdampf. Den Forderungen des Manometers folgend, 

 wurde abgesaugt oder zufliessen gelassen und durch mehrmaliges Schütteln 

 die Einstellung beschleunigt. Mit dem Erreichen des Temperatur- und 

 Druckabgleiches wurde in der erwähnten Weise abgeschlossen und gewogen. 

 Unter Einbezug des Gases, das für die Analyse entnommen war, sowie des 

 Volums des Gases im Thurm bei der abgelesenen Temperatur ist somit das 

 Gesammtgasvolum am Ende des Versuches ebenso genau bekannt, als jenes 

 am Beginn des Versuches. Vom Volum des Thurmes und der Leitung war 

 nur der Laugenrest noch in beiden Fällen abzuziehen, der in demselben be- 

 lassen worden war. Die ganze Manipulation für einen Versuch, einschliess- 

 lich der kurzen Dauer desselben selbst, konnte auf 1 V2 t)is 2 Stunden bei 

 erreichter Uebung veranschlagt werden. Es war nämlich noch eine weitere 

 Verlangsamung dadurch gegeben, dass für den nächsten Versuch der Apparat 

 wieder mit einem genau bekannten, homogenen Gasgemisch gefüllt werden 

 musste. Es geschah dies in der Weise, dass durch das hintere, sonst ver- 

 schlossene Ende des Kautschuksackes, neues Gas zuerst in den Ballon ge- 



