308 Aenold Dueig : 



die zum Theil das Auftreten jener Verhältnisse, die Rosenthal anführt^ 

 vortäuschen mussten, zum Theil aber gerade entgegengesetzt gewirkt haben 

 müssen. Wie und in welcher Weise daher der Endeffekt dabei beeinflusst 

 werden konnte, wird sich bei der Summe von Möglichkeiten nicht sicher 

 ermitteln lassen, es wäre wohl ein vergebliches und auch nutzloses Beginnen, 

 dem nachzuforschen. Das Folgende wird daher nur Angaben der einzelnen 

 fälschend wirkenden Componenten enthalten können, ohne dass es möglich 

 wäre, an der Hand eines Zahlenmaterials zu bestimmen, dass die Resultate 

 Rosenthal 's immer in Folge bestimmter Fehler erscheinen mussten, dazu 

 zeigen die angeführten Zahlenbelege des Verfassers an und für sich schon 

 eine viel zu geringe Einheitlichkeit, obwohl sie von demselben Thier ge- 

 wonnen wurden. 



Da der Inhalt dessen, was in den Mittheilungen Rosenthal's an die^ 

 Berliner physiologische Gresellschaft im Wesen in den beiden Artikeln dea 

 Verfassers im Engelmann 'sehen Archiv enthalten ist, soll sich die Be- 

 sprechung nur auf diese beiden beziehen. Der Kürze halber möge e& 

 gestattet sein, den Namen des Autors derselben mit R zu kennzeichnen,- 

 sowie jene beiden Abhandlungen als R. I. und R. IL zu benennen. 



Folgen wir zur Deutung der Ergebnisse R.'s zuerst dem Gang seiner 

 Versuche. R. setzt das Thier in einen grossmaschigen Drahtkäfig, der in 

 das Respirationscalorimeter eingeschoben wird. Diesem Drahteinsatz folgt 

 im Calorimeter nach aussen das Röhrensystem des inneren Manometer- 

 schenkels, dem nach aussen zu der dünnwandige Kupfereinsatz anliegt^ 

 dieser selbst ist durch Rippenleisten so gestaltet, dass die Luft in möglichst 

 grosser Oberfläche die Metallmassen umspült und für die Aufnahme der 

 abgestrahlten W^ärme möglichst günstige Bedingungen gegeben sind. Die 

 Luft verlässt nach den Angaben R.'s den Apparat etwa um PC. wärmer 

 als sie eintrat durch einen seitlichen Ansatz an derselben Wand, an der 

 sie zugeführt wurde, sie muss demnach den Thierraum von hinten nach 

 vorne durchsetzen, auf der vorderen Seite am Rande des Kupfereinsatzes 

 umbiegen und wieder an der Hinterseite des Apparates ausströmen. Zwei 

 Pumpen besorgen die ständige Ventilation des Calorimeterraumes, sie ver- 

 mögen eine Luftmenge durch denselben zu treiben, die im Verlaufe einer 

 Stunde das neunfache des 40 Liter fassenden Raumes, somit 360 Liter 

 beträgt. Die Kohlensäure wird durch Vorlagen absorbirt, au ihre Stelle 

 sowie an jene des verbrauchten Sauerstoffes tritt 0^, automatisch durch ein 

 gewöhnliches Sicherungsventil geregelt, in den Athemkreis ein, der in sich 

 geschlossen ist. Ein Manometer in der Leitung gestattet den Druck ab- 

 zulesen. Dieser muss wegen der Widerstände der Waschflaschen u. s. w. 

 um 40 mm höher sein, erst dann tritt Sauerstoff aus den Ballons in den 

 Athemraum über. 



