AtTFNAHME UND VeEBEAUCH VON S AUEESTOFF U. S. W. 315 



"betrifft, giebt Rosenthal an, dass ein rascherer Wechsel zwischen ver- 

 schiedenen Athemgasen auch dadurch erzielt wurde (R. I. S. 194), dass er 

 Hj oder Ö2 an Stelle einer vorher abgesaugten Luftmenge in den Apparat 

 treten Hess. Für die Erzeugung ausreichender Gleichmässigkeit des 

 Gemisches waren bei starker Ventilation mindestens 20 Minuten erforderlich, 

 was bei den zahlreichen Riefen nnd Winkeln des Apparates und der relativ 

 geringen Luftmenge, welche mit jedem Pumpenzug in das Calorimeter ge- 

 trieben werden konnte, gar nicht als viel erscheinen darf, da immer nur 

 eine Zu- und Abmischung einer geringen Gasmenge zum 40 Litervolum 

 des Apparates erfolgen konnte. Es beweist übrigens diese Angabe neuer- 

 dings mit voller Deutlichkeit, dass sich auch während der gewöhnlichen 

 Athmung des Thieres ein vollkommen inhomogenes Gasgemenge im Apparat 

 befinden musste, und demnach die zur Analyse entnommenen Proben in 

 keiner Weise einen Anhaltspunkt für die Zusammensetzung des Gesammt- 

 gases geben konnten. Noch eines muss erwähnt werden. Sehen wir jene 

 Zahlen an, welche R. auf I, S. 185 für den Sauerstoffverbrauch mittheilt, 

 und die daraus durch Reduction auf und 760 entstandenen Grössen, so 

 bemerken wir, dass zwischen Beginn und Ende des Versuches im Calori- 

 meterraum ganz wesentliche Unterschiede entweder im Druck oder in der 

 Temperatur bestanden haben müssen. Ersteres hätte bei richtiger Function 

 des Wasserventiles nicht der Fall sein dürfen, letzteres scheint im Wider- 

 spruch zu stehen mit der Regelung der Temperatur durch die Heizung 

 des Wassers, in der das ganze Calorimeter sich befindet. Jedenfalls legt 

 aber eine solche Aenderung die Frage nach der Temperatur nahe, mit der 

 der Sauerstoff die Gasuhr während einzelner Zeittheilchen durchströmte und 

 rückt mit dieser auch wieder neue Zweifel an der Richtigkeit der Bestim- 

 mung des zugeführten Sauerstoffes nahe. 



Es sagt somit die Betrachtung der Methode aus, dass diese für die 

 Beobachtung kurzdauernder Schwankungen im Sauerstoff verbrauch nicht 

 geeignet sein konnte. Einerseits ist es die Trägheit des Calorimeters in der 

 Angabe der Temperatur, andererseits die Schwierigkeit der Herstellung eines 

 neuen homogenen Gemisches, welche so grosse Zeitintervalle fordert, dass 

 während dessen die zu untersuchende Erscheinung schon lange abgelaufen 

 war, welche das Studium einer solchen Frage am Respirationscalorimeter 

 überhaupt nicht gestatten. Dazu kommen noch die principiellen Mängel, 

 welche der Druck- und Temperaturbestimmung anhaften, nach denen es 

 nicht möglich ist, die Zusammensetzung der Calorimeterluft im kurz- 

 dauernden Thierversuch quantitativ zu bestimmen. Endlich fehlt neben der 

 quantitativen Bestimmung auch die qualitative innerhalb weiter Grenzen, 

 da es unmöglich ist, eine Durchschnittsprobe des Calorimetergasgemenges 

 zu erhalten und aus ihr die Zusammensetzung der Calorimeterluft nur hin- 



