PHYSIOLOGISCHEN GrESELLSCHAFT. — W. ThOENEK. 489 



(Projection.) Sie sehen hier eine solche Aufnahme eines Blitzes, der aus 

 1200™» übermangansaurem Kali und 800™^ Magnesium bestand. Von der 

 grössten Intensität ist nur derjenige Theil, welcher unmittelbar über und 

 neben dem Behälter, in dem das Pulver gezündet wurde, sich befindet, 

 während nach oben die Intensität bedeutend abnimmt. Bei den früheren 

 Versuchen hatte ich erst diejenige Stelle zur Aufnahme benutzt, welche 

 etwa 15°™ oberhalb des Gefässes sich befand. Statt dessen wurde jetzt der 

 Behälter unmittelbar unter das Fenster gestellt, durch das die Strahlen in 

 den Augenspiegel einfielen. Auch zeigte sich von grossem Einfluss die 

 Form der Schalen, in denen das Pulver gezündet wurde. Eine zu diesem 

 Zweck im Handel befindliche Metallschale, welche 3 °™ Tiefe hatte, verur- 

 sachte stets beim Zünden einen lauten Knall, dagegen einen, wie die directen 

 Aufnahmen ergaben, verhältnissmässig dunklen Blitz. Ich goss dieselbe 

 dann mit Blei aus, so dass sie nur -^/g °™ tief war. In diesem Falle erfolgte 

 der Blitz fast ganz ohne Knall, dagegen hatte er die starke Lichtintensität, 

 die Sie auf diesem Bilde sehen. 



Endlich kam noch als ein weiterer günstiger Umstand hinzu, dass jetzt 

 von der Firma Lumiere in Lyon sog. Extrarapidplatten angefertigt worden 

 sind, welche die bisher empfindlichsten Platten etwa um das 3 fache über- 

 treffen. Mit diesen habe ich auch ausschliesslich meine Photographien 

 angefertigt. Für gewisse Fälle ist auch die sehr rothempfindliche Perchromo- 

 platte von Miethe gut geeignet, im Allgemeinen aber sind diese Extrarapid- 

 platten von Lumiere noch vorzuziehen. Obgleich dieselben hauptsächlich 

 für Blau empfindlich sind, und der Augenhintergrund viel weniger blaue 

 wie rothe Strahlen aussendet, wirken dennoch die wenigen blauen Strahlen 

 mehr auf diese Platten, als die zahlreichen rothen auf die besten roth- 

 empfindlichen Platten es vermögen. (Projection.) Auf diesem Bilde sehen 

 Sie die Anordnung der Apparate zu dem Versuche. Im Vordergrunde steht 

 ein Accumulator, der zur Zündung des Blitzpulvers auf elektrischem Wege 

 diente. Es wurde ein kleiner Eisendraht, der in das Pulver gelegt wurde, 

 zum Durchbrennen gebracht. Hier ist der Augenspiegel, auf dessen Ocular 

 die photographische Camera nebst einer Einstelllupe aufgesetzt ist. Hinter 

 dem Augenspiegel ist das grosse Gehäuse aus Eisenblech zu sehen, in dem 

 der Blitz gezündet wurde. Die Einstellung geschah nun so, dass der Pat. 

 mit dem Auge, welches nicht photographirt wurde, in dem kleinen, am 

 Augenspiegel angebrachten seitlichen Spiegel eine Lampe fixirte, und das 

 Beobachtungsrohr wurde nun so weit ausgezogen, dass, durch die Einstell- 

 lupe betrachtet, das scharfe Bild des Augenhintergrundes sich mit dem 

 Fadenkreuz deckte. Dann entfernt sich der Pat. zunächst wieder vom 

 Apparat, unterdessen wird die Einstelllupe durch die Cassette mit der 

 photographischen Platte ersetzt. Zwischen dem Ocular des Augenspiegels 

 und dem photographischen Objectiv befindet sich eine kleine Metallscheibe, 

 die durch einen leichten Hebel vorgeschlagen oder entfernt werden kann. 

 Während man nun den Pat. wieder das Kinn auf den Kinnhalter aufstützen 

 lässt, schraubt man an den beiden am Augenspiegel angebrachten Trieben 

 den Apparat, wie sonst zur Demonstration, so, dass die Hälfte der Pupille 

 gerade beleuchtet ist. So wie dies der Fall ist, bewegt man den kleinen 

 Hebel zur Seite, zündet den Blitz durch Schliessen des Stromes und bewegt 

 den Hebel dann wieder vor. Das zur Beleuchtung dienende Petroleumlicht, 



