Über die beim Sbrechen auetretenden Luetströme. 489 



An der dritten der soeben erwähnten Stellen zeigte sich die Strömungs- 

 geschwindigkeit der Luft in abnehmender Stärke wie: 



?< ) o ) auyü') eu~y e, ei, i, ) a (der letzte Null). 



An der vierten der genaünten Stellen, tief in der Mundhöhle hinein, 

 verhält sich die Strömungsgeschwindigkeit in abnehmender Reihenfolge wie: 



u s )o s )au s }ü s )eu s )e s )a (der letzte fast Null). 1 



Was die Konsonanten angeht, fanden wir einen wahrnehmbaren Aus- 

 schlag für p, b, f an allen Stellen, wie die Tabelle angibt, für d, t, k ver- 

 schieden, wobei wir wieder nach der Tabelle verweisen, während ch, sanft 

 oder scharf gesprochen, fast immer einen deutlich negativen Ausschlag in 

 der dentalen Öffnung zustande brachte. 



Die Methodik der Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit mit Hilfe 

 eines Röhrchens von Pitot hat den Nachteil, daß dabei nicht nur Strömungs- 

 geschwindigkeit, sondern auch der an Ort und Stelle vorhandene Druck zum 

 Ausdruck kommt. Zwar ist letzterer in der ovalen Öffnung sehr gering 

 und auch innerhalb der Mundhöhle niemals bedeutend, aber im Vergleich 

 mit den an sich schon nicht sehr ansehnlichen Strömungsgeschwindigkeiten, 

 deren lebendige Kraft vom Apparat in Druck übergeführt wird, doch nicht 

 ganz zu vernachlässigen. Es schien uns aus diesem Grunde wichtig, neben 

 den Messungen mit Pitotschen Röhrchen und Aerodromographen Be- 

 stimmungen mit dem Aerodromometer 2 anzustellen, weil dabei die Druck- 

 änderungen vollständig unberücksichtigt bleiben. Die Einrichtung dieses 

 Meßapparates in seiner jetzigen Form läßt vorläufig nur seine Anwendung 

 vor dem Munde zu. Hier ergaben in abnehmbarer Reihenfolge: 



u}o)>au) ü ) eu}pybyfyo (Null). 



Noch ein anderer Strommesser, welcher nicht auf Druck reagiert, stand 

 uns zur Verfügung: die kleine akustische Torsionswage von Dvorak. An 

 Stelle der durchlöcherten Aufnahmeplatte des ursprünglichen Apparats wurde 

 ein kleines, kreisrundes Papierscheibchen von • 6 cm Durchmesser am 

 äußersten Ende des ± 10 cm langen Torsionhebelarmes angebracht. Die 

 Kokondrähte, an welchen die Torsionswage aufgehängt war, befanden sich 

 1 / 2 cm auseinander und unter der Wage befand sich ein Glyzerindämpfer. Die 

 Ausschläge wurden durch Spiegelablesung auf einer sich in 35 cm Entfernung 

 befindenden Zentimeterskala verfolgt. Diese Vorrichtung war so empfindlich, 

 daß die Respiration der Versuchsperson nicht durch den Mund sondern 



1 Die Aufnahme der Strömungsgeschwindigkeit des ei innerhalb der Mundhöhle 

 war nicht möglich, bei jener des i zeigte sich öfter eine negative Strömung. 



2 Dies Archiv. 1902. Physiol. Abfclg. Suppl. S. 417. 



