Verhandlungen der Berliner phtsiol. Ges. — Wessely. 545 



mond im hiesigen physiologischen Institut dem Apparat eine stabilere Form 

 gegeben, wodurch er sich für Kurszwecke eignet. Wie Sie sehen, besteht 

 er in weiter nichts als einem Winkelspiegel, einer Stearinkerze, einem durch- 

 lochten Hohlspiegel, wie er zur Ophthalmoskopie im umgekehrten Bilde ge- 

 bräuchlich ist, und einer Konvexlinse von 1 3 Dioptr., die sämtlich auf gleich- 

 hohen Stativen angebracht sind und sich auf der Tischplatte leicht ver- 

 schieben lassen. Die Anordnung, in der diese Teile des Apparates aufzustellen 

 sind, ersehen Sie aus der vorstehenden Figur, die den Strahlengang im Hori- 

 zontalschnitt wiedergibt. 



Sie entnehmen aus ihr auch sofort, daß es sich bei dem Apparat um 

 weiter nichts handelt, als daß vermittelst der doppelten Reflexion am Winkel- 

 spiegel die von dem einen Auge ausgehenden Strahlen ins andere gelangen. 

 Es ophthalmoskopiert also und zwar im umgekehrten Bilde das rechte Auge 

 das linke oder das linke das rechte. Man verfährt nun am besten folgender- 

 maßen: Man bringt den Kopf in den Winkelraum des Spiegels in eine Ent- 

 fernung von ungefähr 30 em , stellt die Kerze seitlich hinter dem Spiegel so 

 auf, daß das zu ophthalmoskopierende Auge, z. B. das linke beschattet, das 

 betrachtende rechte belichtet ist, und stellt vor letzteres den Hohlspiegel so, 

 daß das Licht von den Spiegeln reflektiert in die Pupille des linken fällt. 

 Fixiert man nun durch das Loch des Hohlspiegels das im rechten Spiegel 

 sichtbare doppelt reflektierte Bild seines linken Auges, so sieht man die 

 Pupille desselben rot aufleuchten, sobald man sich nur zwingt, von dem 

 hellen ins linke Auge fallenden Lichtschein zu abstrahieren. Erst wenn man 

 die Pupille des linken Auges gut aufleuchten sieht, bringt man die Konvex- 

 linse vor dasselbe, und indem man sie von dem Auge in der Richtung nach 

 dem linken Spiegel langsam entfernt, bekommt man den Augenhintergrund 

 des linken Auges genau in der Deutlichkeit und im gleichen Um- 

 fange zu sehen, wie man sonst im umgekehrten Bilde den einer 

 fremden Person zu erblicken gewohnt ist. Denn es sitzt einem ja 

 unser doppeltreflektiertes Bild gewissermaßen wie eine solche gegenüber. 

 Verschiedener Brechungszustand der Augen kann dabei naturgemäß der 

 Beobachtung keinen Eintrag tun. 



Es ist auch leicht ersichtlich, daß durch Veränderung des Spiegelwinkels 

 in gewissen Grenzen jeder beliebige Punkt des Augenhintergrundes in den 

 Mittelpunkt des ophthalmoskopischen Bildes gebracht werden kann, und zwar 

 nach folgender einfachen Überlegung. Für Winkelspiegel gilt das Gesetz, 

 daß der einfallende Strahl mit dem zweimal reflektierten einen Winkel ein- 

 schließt, der doppelt so groß ist, als der Winkel des Spiegels kleiner als 

 90° ist. Da nun der Winkel, den der vom Sehnervenkopfe durch den 

 Knotenpunkt des Auges gehende Strahl mit der Augenachse bildet, etwa 

 12° groß ist, so ergibt sich, wenn man die Papille ins Zentrum des Bildes 

 bringen will, für den Winkel der Spiegel die Größe 90 — 6, d. h. 84°. 

 Da die Sehnervenpapille der wichtigste Punkt ist, ist hier im Apparat der 

 Spiegel gleich so eingerichtet, daß er von vornherein auf 84° steht. 



Ferner kann man natürlich durch Drehung des einen Spiegels um seine 

 Horizontalachse beliebige nach unten oder oben liegende Punkte des Hinter- 

 grundes einstellen, doch ist, um den Apparat nicht unnütz zu verteuern, 

 jvon einer entsprechenden Einrichtung Abstand genommen worden. 



Archiv f. A. u. Ph. 1906. Physiol. Abtig. 35 



