Übee die Vertheilung der rothen Blutscheiben im Blutstojme. 43 



Spiegel in einer zu der vorigen senkrechten Ebene. Die Strahlen einer 

 gemeinsamen Lichtquelle werden in den beiden Planspiegeln reflectirt 

 und gehen einmal durch die Blutlösung und direct durch den Spalt; 

 das andere Mal erleiden sie nach Durchdringung der anderen Blutlösung 

 eine doppelte Keflesion in dem Reversionsprisma, ehe sie durch den Spalt 

 eintreten können. Durch eine passende Aufstellung der (Petroleum-) 

 Flamme wird man eine annähernd gleiche Helligkeit der über einander 

 geworfenen Spectren zu erzielen suchen. 



d) Ein Hauptvorzug der Methode dürfte in der Möglichkeit gesucht 

 werden, die für verschiedenen Hämoglobingehalt aufzustellende Scala 

 auf photographischem Wege sicher fixiren zu können. Ich werde später- 

 hin über die dahin zielenden Bemühungen zu berichten haben. 



§ 3. Die Bestimmung der Färbekraft zweier Blutproben 

 mit dem unbewaffneten Auge habe ich in folgender Weise metho- 

 disch zu gestalten mich bemüht. 



a) Bei Untersuchung im diffusen Tageslicht werden die schon ge- 

 nannten parallelwandigen Tröge (P"* Distanz der beiden planparallelen 

 Glaswände) einem Fenster gegenüber auf einer mattschwarz lackirten 

 Tischplatte aufgestellt und an einen ebenso mattschwarzen senkrecht 

 stehenden Schirm angelehnt. Im unteren Theil des Schirmes ist eine 

 weisse Fläche, am besten eine Milchglasplatte eingeschoben, die als 

 weisser Hintergrund hinter den Blutlösungen die auffallenden Licht- 

 strahlen reflectiren soll und deren Höhe durch einen vor ihr herabzu- 

 lassenden mattschwarzen Schieber beliebig regulirt werden kann, ent- 

 sprechend dem Flüssigkeitsstand in den Trögen. — Der Beobachter sitzt 

 mit dem Rücken gegen das Fenster gekehrt, so dass die in den Trögen 

 vorhandenen Blutlösungen sich- in der Höhe seiner Augen befinden. Zur 

 rechten Hand des Beobachters lehne ich an den Schirm den Trog mit 

 der als „Normallösung" vorbereiteten Blutprobe. Eine auf den Trog 

 aufgelegte Glasplatte schützt die Flüssigkeit vor Verdunstung und Ver- 

 unreinigung. In den anderen links stehenden Trog werden nach einan- 

 der die verschiedenen Blutproben gebracht, um darin auf den Concen- 

 trationsgrad der Normallösung verdünnt zu werden. Hierzu dient die 

 mit Wasser immer v^ieder bis auf den Nullstrich zu füllende „Verdün- 

 nungsbürette," welche der bequemeren Handhabung ihres 'Quetschhahns 

 wegen rechts aufgestellt ist, während ihr Wasser durch ein horizontal 

 verlaufendes mit der Spitze in den linken Trog eintauchendes Glasrohr 

 nach links zu der zu verdünnenden Blutprobe geleitet wird. Während 

 das Wasser zufliesst, rührt die linke Hand mit einem Glasstab die Flüs- 

 sigkeit durcheinander, so dass das beobachtende Auge ununterbrochen 

 den Verdünnungsgrad der Blutlösung controliren kann. — Um alle von 



