16 Hugo Keonecker u. Willtam Stirling: 



Entweder indem man die Ströme so stark wählt, dass auch die Schliessimgs- 

 schläge maximale^ Zuckungen auslösen, oder indem man die Ströme so 



schwach nimmt, dass die Schlies- 

 sungsinductionen gänzlich un- 

 wirksam bleiben. 



Die auf Figur 14 wiederge- 

 gebenen beiden Curvenstücke von 

 unvollkommenen Tetaniillustriren 

 diese beiden Grenzfälle bei grös- 

 serer Eeizfrequenz, als sie im eben 

 zuvor ausgeführten Beispiele an- 

 gewendet war. 



Man darf aber auch die Strom- 

 stärke und damit die Gesammt- 

 erhebung so weit steigern, dass die 

 Schliessungsschläge im frischen 

 Muskel schon bemerkbare Eeiz- 

 wirkung ausüben, ohne dass diese 

 sich später störend geltend machen. 

 Es verhält sich dann der Muskel, wie 

 ein mit halber Frequenz gereizter. 

 Schwierig bleibt es, den Bei- 

 zen gleichen zeitlichen Abstand 

 zu geben, derart, dass das Inter- 

 vall zwischen Schliessungs - und 

 folgendem Oeffnungsschlag ebenso 

 gross ist, als dasjenige zwischen 

 Oeffnungs- und folgendem Schlies- 

 sungsschlage. Dies ist bei An- 

 wendung von schwingenden Strom- 

 unterbrechern zu erreichen, wenn 

 dafür gesorgt ist, dass der Stab 

 ungehemmt vibrirt, und dass in 

 der Euhestellung sein Strom- 

 schliessendes Ende gerade die 

 Quecksilberoberfläche des Capillarcontactes berührt. Dass trotz des vom 

 Oeffnuügsfunken ziemlich schnell verzehrten und weggespülten Queck- 



1 Die von Fuuke (E. Pflüg er's Archiv Bd. VIII. S, 247) ausgesprochenen 

 Zweifel, ob Scliliessungsscliläge , die für den frischen Muskel maximale sind, dies 

 auch für den ermüdeten bleiben, sind bereits von Tiegel, a. a. 0. S. 19, gehoben. 



