156 Verhandlungen 



Diese Instrumente hatten den Nachtheil, dass weder dieselben Schallstärken 

 stets in gleicher Weise hervorgebracht, noch dass Ideine Abstufungen der Inten- 

 sität erzielt werden konnten. 



Bei diesen Nachtheilen der bisherigen Hörmesser musste es wünschens- 

 werth erscheinen, zur Ermöglichung genauer Hörmessungen eine Schallquelle 

 zu haben, die sich genau bestimmbar verändern lässt. In der Hoffnung, dass 

 das Telephon sich zu messbaren Aenderungen von Schallstärken verwenden lassen 

 könnte, habe ich auf Vorschlag und unter Mitwirkung von Hrn. Prof. Hugo 

 Kro necker im physiologischen Institut von Hrn. G-eh. Rath du Bois-Reymond 

 eine Versuchsreihe angestellt, die, obwohl noch nicht abgeschlossen, doch schon 

 einige so merkwürdige Resultate ergeben hat, dass uns die Methode werth er- 

 schien, in dieser Gesellschaft mitgetheilt zu werden. 



Die Untersuchungsweise beruht auf der bekannten Eigenschaft des Tele- 

 phons, Schwankungen der Intensität des elektrischen Stromes in der den Mag- 

 net umgebenden Spirale durch Vibrationen der Platte getreu wiederzugeben, 

 und zwar derart, dass eine Grenze der Beweglichkeit und Empfindlichkeit der 

 Platte noch nicht gefunden ist. 



Ebenso wie bei dem gewöhnlichen verbundenen Telephonpaare die feinen 

 und häufigen Elektricitätsänderungen in der Äusgeberspirale mittelst sinoider 

 Schwingungen in der Platte (nach den Ausführungen des Hrn. du Bois-Rey- 

 mond in dieser Gesellschaft) adäquate cosinoide Schwingungen in der Empfänger- 

 platte hervorbringen, so mussten auch auf irgend welchem anderen Wege ver- 

 mittelte Aenderungen des magnetisirenden Stromes von einem mit der Strom- 

 quelle verbundenen Telephon genau wiedergegeben werden. 



So hat Hr. Kronecker von der Inductionsrolle seiner Klangstäbe bis 

 15,000 Doppelschvängungen einem Telephon für den Empfänger hörbar über- 

 mitteln können. 



Es braucht also nur eine hörbar frequente Reihe von elektrischen Strom- 

 stössen der Intensität nach genau variirt zu werden, um im Empfängertelephon 

 eine bisher unerreichbare Abstufung der Tonstärken zu ermöglichen. 



Alle die feinen Methoden, welche Hr. du Bois-Reymond in die Elek- 

 tricitätslehre eingeführt hat, um galvanische und Inductionsströme genau abzu- 

 stufen, können nunmehr dienen, um der Phonometrie die gleiche Vollkommenheit 

 zu geben. Das Rheochord, in Form des runden Compensators, ^ und das 

 Schlitteninductorium dienen uns zur Abstufung der beiden genannten Strom- 

 arten, eine elektrische Stimmgabel (in unserem Falle von 100 Doppelschwingungen) 

 als gleichmässiger Unterbrecher. 



Die zwei speciellen Versuchsanordnungen, um galvanische und Inductions- 

 ströme hörbar zu machen, sind den Sachverständigen durch wenige Worte zu 

 erläutern : Die stromunterbrechende Stimmgabel von 100 Vibrationen in einer 

 Secunde wird durch zwei Daniel l'sche Elemente schwingend erhalten. Für 

 die erste Versuchsart wird in diesen Stromkreis der runde Compensator von 

 Hrn. du Bois-Reymond und als Nebenschliessung hierzu ein Telephon sammt 

 (20 Meter) Leitungsdrähten eingeschaltet. Mindert man den Widerstand im 

 Nebenschliessdraht des Compensators, so verkleinert man entsprechend den 



1 E. du Bois-Eeymond, Beschreibung einiger Vorrichtungen und Versuchs- 

 weisen zu elektro- physiologischen Zwecken. Gesammelte Abhandlungen. Bd. I. 

 S. 145. 



