334 Verhandlungen 



Hr. Arthur Christiani gab eine Einleitung zu dem Vortrage über die 

 von ilim gemeinscbaftlicb mit Hrn. Kronecker ausgeführten thermischen 

 Untersuchungen. 



Er besprach die neuere galvanometrische Methodik, indem er namentlich 

 auf solche Messungen näher einging, die mit Hülfe des eben aperiodischen 

 Magnetes ausgeführt werden können. Hierbei demonstrirte er das Phänomen 

 der Aperiodicität an einem um zwei zu einander senkrechten horizontalen Axen 

 beweglichen Pendel. Die Reibung der einen Axe war eine minimale, die der 

 anderen wurde durch Schraub enregalirung so erhöht, dass das um diese Axe 

 aus seiner Ruhelage abgelenkte Pendel schwingungslos zu derselben zurück- 

 kehrte. 



Der bemerkenswerthe Umstand, dass trotz der ausgedehnten und frucht- 

 baren Anwendung der Thermometrie in den medicinischen Wissenschaften die 

 elektrische Thermoskopie y.aT £^oxi]r, nämlich die auf Beobachtung der Wärme- 

 strahlung ausgehende, bisher so gut wie gar nicht für medicinische Zwecke 

 ausgeübt worden ist, höchstens einmal da, wo es sich um Bestimmung der 

 Diathermansie der Augenmedien handelte, dieser Umstand hatte in dem Vor- 

 tragenden den Plan entstehen lassen, diese Art der Thermoskopie auch auf 

 physiologische Beobachtungen auszudehnen. 



Die Vortheile dieser Methode liegen auf der Hand. Das Fehlen von 

 Reibung an der Säule bei etwaigen Formveränderungen der Wärmequelle und 

 der Umstand, dass relative Lageveränderungen unter Anwendung bekannter 

 Vorkehrungen auf den Werth der Strahlung keinen Einfluss ausüben, verdienen 

 als zuerst in die Augen fallende Vorzüge genannt zu werden. Vor AUem aber 

 ist der Unterschied zwischen der Methode der Untersuchung der strahlenden 

 und der der geleiteten Wärme hervorzuheben, dass bei ersterer nicht so lo ca- 

 ll sirte Beobachtungen gemacht werden, wie bei Anlegung eines Thermometers 

 •oder eines elektrischen Thermoskopes , sondern dass die zur Beobachtung ge- 

 langenden zeitlichen Aenderungen der Strahlung sich auf die Wärmevorgänge 

 eines grösseren Gebietes des Untersuchungsobjectes, eventuell auch auf die des 

 ganzen Untersuchungsobjectes, beziehen können. Nach der Ausdehnung des Conus 

 der Thermosäule richtet sich die Grösse des überschauten Gebietes. 



Die kleine Beruhigungszeit des aperiodischen Magnetes (5-5 bis 7*5 See. 

 bei guter Aufstellung) bei grosser und dabei constanter Empfindlichkeit der 

 Bussole gestatten bei den Messungen strahlender Wärme weit detaillirtere 

 Beobachtungen, als die alten Thermomultiplicatoren, die bei höchstens gleicher 

 Empfindlichkeit eines astatischen Nadelpaares von 60 See. Schwingungsdauer 

 bedurften. 



Als illustrirendes Beispiel für das Letztgesagte gab der Vortragende fol- 

 gende von ihm ausgeführte 



Untersuchung über die zeitlichen Verhältnisse der Erwärmung 

 und Abkühlung einer Thermosäule durch Strahlung. 



Einem berussten Leslie 'sehen Würfel, dessen Temperatur mittels Durch- 

 leitung siedender Wasserdämpfe constant erhalten wurde, befand sich eine be- 

 russte Thermosäule im Abstände von 600™™ gegenüber. Ein zwischengestellter 

 Metallschirm konnte vom Platze des Beobachters am Fernrohre aus mit grosser 



