350 Is. Rosenthal: 



Stimmung der specifischen Wärme von Substanzen, welche bei Tempera- 

 turen zwischen O*' und 100" ihren Aggregatzustand ändern. 



Ich habe deshalb ein neues Calorimeter construirt, zunächst mit 

 besonderer Rücksicht auf die Lösung gewisser physiologischer Probleme, 

 welches aber auch zu anderen Zwecken brauchbar ist. Das Princip des 

 Apparates ist genau genommen dasselbe, welches dem Eiscalorimeter zu 

 Grunde liegt. Die zu messende Wärme, welche dem Apparate zugeführt 

 wird, kann die Temperatur desselben nicht verändern; sie wird dazu ver- 

 wandt, einen Korper aus einem Aggregatzustand in einen anderen über- 

 zuführen. An Stelle von Eis benutze ich jedoch eine auf ihren Siede- 

 punkt gebrachte und darauf erhaltene Flüssigkeit, und die Wärmemenge 

 wird bestimmt durch die Menge des entstandenen Dampfes. 



Bei der Wahl der zu benutzenden Flüssigkeit war zu beachten, dass 

 der Siedepunkt derselben über dem Nullpunkt und unter den für lebende 

 organische Substanzen kritischen Temperaturen von 40'' bis 45'' liegen 

 musste. Es boten sich da namentlich zwei Flüssigkeiten dar : 1) Acetyl- 

 aldehyd (CH3.COOH) mit dem Siedepunkt 21 », und 2) Aethylaether 

 (Cg Hg-O'CgHg) mit dem Siedepunkt 34-9''. Beide Temperaturen sind 

 für physiologische Versuche brauchbar. Die höhere von beiden liegt sehr 

 nahe der Grenze, bei welcher nach meinen früheren Untersuchungen^ 

 die Wärmeregulirung der Warmblüter noch normal vor sich geht; die 

 niedere entspricht einer Wärme, in welcher sich alle Thiere vollkommen 

 wohl befinden. Da man nun den von mir construirten Apparat auch 

 mit Eis füllen kann, wo er dann nichts weiter als ein in seiner Form 

 modificirtes Bunsen'sches Calorimeter vorstellt, so hat man die Mög- 

 lichkeit, einen und denselben Vorgang bei den Temperaturen: 0", 21*^ 

 und 34« 9" zu untersuchen, und festzustellen, welchen Einfluss die Um- 

 gebungstemperatur auf den Vorgang hat. 



Ohne auf Einzelheiten in der Construction des Apparates einzugehen, 

 will ich hier nur kurz andeuten, in welcher Weise eine genaue Messung 

 ermöglicht ist. Die zu verdampfende Flüssigkeit ist in einem cylindri- 

 schen Gefässe enthalten, welches von einem weiteren, gleichfalls cylin- 

 drischen Gefässe umgeben ist. Ich will das innere das Messgefäss, das 

 äussere den Mantel nennen. Der Mantel enthält dieselbe Flüssigkeit wie 

 das Messgefäss. Von jedem dieser Gefässe geht eine Röhre zu je einem 

 flachen, dosenförmigen Behälter, welcher zum Theil mit Quecksilber ge- 

 füllt ist und in eine calibrirte horizontale Röhre übergeht. 



1 Zur Kenntniss der Wärmeregulirang bei den warmblütigen Thieren. Pro- 

 yrcmim u. .1. w. Erlangen 1872. 



