Em NEUES Caloeimeter. 351 



Das Messgefäss mit seinem Mantel liegt in einem mit Wasser ge- 

 füllten Kessel, welcher erwärmt wird, bis das Wasser den Siedepunkt 

 der Flüssigkeit erreicht hat. Ein sehr empfindlicher Wärmeregulator 

 sorgt dafür, das Wasser auf dieser Temperatur zu erhalten. Jede etwa 

 noch übrigbleibende Temperaturschwankung wird durch den Mantel 

 gleichsam abgefangen und kann auf die im Messgefäss enthaltene Flüssig- 

 keit nicht wirken. Letztere kann also von aussen weder Wärme em- 

 pfangen, noch Wärme nach aussen abgeben. In der Axe des Mess- 

 gefässes befindet sich ein Eohr, welches durch den Mantel und Kessel 

 hindurchgeht und frei nach aussen mündet, während sein inneres, inner- 

 halb des Messgefässes liegendes Ende halbkugelig abgeschlossen ist. Das 

 Eohr besteht, soweit es innerhalb des Messgefässes verläuft, aus dünnem 

 Kupferblech ; sein äusserer Theil kann durch einen Stopfen verschlossen 

 werden, welcher aus vielen aufeinander gelegten Filzscheiben besteht, 

 die durch Glasröhren zwischen Hartkautschukplatten festgehalten werden 

 und die Lichtung des Eohres ganz ausfüllen. Sie lassen nur eine von 

 der Aussenwelt durch die schlecht leitende Masse der Filzscheiben ab- 

 geschlossene Höhle übrig, welche ganz innerhalb des Messgefässes liegt. 

 In diese Höhle münden zwei Eöhren. Durch die eine wird Luft einge- 

 sogen, welche vorher in Schlangenwindungen durch die im Mantel ent- 

 haltene Flüssigkeit geleitet wird, also in die Höhle mit der Siedetempe- 

 ratur eintritt. Durch die zweite liöhre wird die Luft abgesogen, welche 

 in Schlangenwindungen durch die Flüssigkeit des Messgefässes geführt 

 wird. Ein Körper, welcher in der Höhle sich befindet, muss daher jeden 

 üeberschuss von Wärme theils durch die dünne, gut leitende Wand der 

 Höhle hindurch, theils durch Vermittelung jenes Luftstromes vollkommen 

 an die im Messgefäss enthaltene Flüssigkeit abgeben, und da sich diese 

 schon auf ihrem Siedepunkt befindet, so muss eine der zugeführten 

 Wärmemenge proportionale Flüssigkeitsmenge in Dampf verwandelt 

 werden. Der dadurch entstehende Volumszuwachs wird durch das 

 Volumen des verdrängten Quecksilbers in dem calibrirten Eohr ge- 

 messen. Jener oben erwähnte Luftstrom dient zugleich dazu, lebenden 

 Thieren, welche man in die Höhle gebracht hat, die nothwendige Luft- 

 menge zuzuführen und gestattet, wo dies erforderlich ist, die Producte 

 der Eespiration zu bestimmen. 



Der von mir construirte Apparat erlaubt, kleine Thiere, z. B. weisse 

 Mäuse, in den Apparat zu bringen. Es würde principiell nichts ent- 

 gegenstehen, dem Apparat auch grössere Dimensionen zu geben, doch 

 würde derselbe dann weniger handlich sein und zu seiner Füllung sehr 

 grosse Mengen Aldehyd bezw. Aether erfordern. Ich habe es daher vor- 

 gezogen, ihn vorerst nur in dieser kleineren Form ausführen zu lassen. 



