lieber die Bestimmung des Mitteldriickes durch das 

 Quecksilbermanometer. 



Von 

 Dr. V. Kries, 



Assistenten am physiologischen Institute zu Leipzig. 

 (Aus der physiologischen Anstalt zu Leipzig.) 



(Hierzu Taf. VI.) 



Wenn man das Quecksilbermanometer benutzen will um den Mittel- 

 werth eines periodisch veränderlichen Druckes zu bestimmen, so kann 

 man sich hierzu bekanntlich zweier Methoden bedienen. Entweder ver- 

 wendet man das Manometer in seiner gewöhnlichen Gestalt, wo es ent- 

 sprechend den Druckschwankungen mehr oder weniger grosse Excursionen 

 macht; man bestimmt dann den Mittelwerth des von ihm angezeigten 

 Druckes, indem man die erhaltene Curve planimetrirt (oder, wenn sich 

 ihre auf- und absteigenden Theile von geraden Linien nicht merklich 

 unterscheiden, indem man aus den Höhen der oberen und unteren Spitzen 

 das arithmetische Mittel nimmt). Da dies Verfahren etwas zeitraubend 

 ist, so hat man dasselbe durch eine zweite Methode zu ersetzen versucht. 

 Dieselbe bestand darin, eine starke Verengerung in der Verbindung des 

 Manometers mit dem zu messenden Drucke oder im Manometer selbst 

 anzubringen. Das Manometer macht unter diesen Umständen keine 

 Excursionen, sondern stellt sich auf emem gewissen Punkte ein, welcher 

 sofort den gesuchten Mitteldruck ergeben soll. Ein solches Manometer 

 nenne ich im Folgenden im Anschlüsse an Marey ein compensirtes. 



Für eine genaue Beurtheilung beider Methoden müssten wir nun 

 zunächst wissen, ob beide immer dasselbe Eesultat ergeben oder nicht, 

 ferner aber, je nach dem Bestehen oder Fehlen einer solchen Ueberein- 

 stimmung über die Correctheit des gemeinsamen oder der beiden ab- 

 weichenden Kesultate orientirt sein. Es sind indessen dieser Frage, so 

 viel mir bekannt, nur zwei Arbeiten bis jetzt gewidmet worden. 



27* 



