426 V. Kries: 



Schwingung der Manometer (etwa 1 See.) eine Beschleunigung das Stromes 

 stattfindet. Soviel lässt sich aus den gefundenen Werthen jedenfalls 

 schliessen, 



dass bei der Ansetzung eines freien, nicht conipensirten 

 Manometers an einen elastisclien Schlaucli, in welchem ein 

 periodischer Strömungsvorgang stattfindet, sowohl eine Beein- 

 trächtigung des Strömungsvorganges als eine völlig unrichtige 

 Angabe mittlerer Druckwerthe eintreten kann. 



Es lag nun nahe weiter zu fragen, unter welchen Umständen denn 

 diese Störungen und Fehler eintreten und wovon sie abhängig sind; auf 

 diese Untersuchung bin ich indessen nicht eingegangen und zwar deshalb, 

 weil sich nicht alle wesentlichen Bedingungen des Experimentes beherr- 

 schen lassen. Vermuthlich hängt das Verhalten des Manometers nicht bloss 

 von der Schnelligkeit der Unterbrechung und dem wahren Mittelwerthe 

 des Seitendruckes ab, sondern auch von der Art und Weise wie inner- 

 halb einer solchen Periode der Seitendruck sich ändert. Den letzteren 

 Factor aber können wir weder beliebig experimentell variiren, noch auch 

 im gegebenen Falle irgendwie ausreichend beurtheilen. 



Ganz anders verhält sich nun das compensirte Manometer. Es kann 

 zunächst als selbstverständlich angesehen werden, dass bei den minimalen 

 Flüssigkeitsquantitäten, welche hier in das Manometer hinein- und aus 

 demselben herausfliessen, keine Beeinträchtigung def Strömung durch das 

 Manometer stattfindet. Die angestellten Controlversuche bestätigten dies; 

 die ausfliessenden Mengen waren dieselben, gleichgiltig ob irgend ein 

 compensirtes Manometer angefügt war oder nicht. 



Es kam nun hier darauf an, zu sehen, ob die erhaltenen Mittel- 

 werthe unabhängig oder abhängig seien 1) von dem Betrage des zwischen 

 T-Rohr und Manometer eingeführten Widerstandes, 2) von der Weite des 

 benutzten Manometers. Es zeigt sich nun, dass die Resultate unabhängig 

 sind von der Weite des angesetzten Manometers, von dem Betrage des 

 Widerstandes aber in sehr einfacher Weise abhängen. Die erhaltenen 

 Werthe sind ven dem Maasse des Widerstandes unabhängig, so lange 

 derselbe nicht unter einen gewissen Werth sinkt, von da ab aber treten 

 Abweichungen auf. 



Dabei ist es selbst bei kolossalen Widerständen gleichgiltig, ob das 

 Manometer beim Beginn des Versuches auf einen zu hohen oder auf einen 

 zu niedrigen Werth gestellt ist; es erreicht steigend oder sinkend denselben 

 Werth, natürlich um so langsamer, je grösser die Widerstände sind. 



Die hierhergehörigen Versuche waren den vorigen ganz ähnlich.^ 



1 Diese Versuclie wurden geraume Zeit nach den vorigen ausgeführt. Da 

 hierbei die Dimensionen und Blasticitäten der verschiedenen Kautschuke andere 



