430 V. Kries: 



Das Ergebniss dieser Versuche ist so, wie man es erwarten muss, 

 wenn man von der Voraussetzung ausgeht, dass das compensirte Mano- 

 meter genau richtige Angaben liefere. Es berechtigt zunächst nichts zu 

 der Erwartung, dass auch ein unvollständig compensirtes Manometer 

 genaue Resultate liefert; es ist vielmehr nur nothwendig, dass man bei 

 immer vollständigerer Cömpensirung sich einem Grenzwerthe nähert, 

 und dass dieser mit genügender Annäherung erreicht werden kann, wenn 

 der Widerstand noch in Grenzen bleibt, die seine practische Anwendung 

 noch nicht durch übermässige Verlängerung der Einstellungszeit unmög- 

 lich machen. Diese Vorstellung wird also durch unsere Versuche ge- 

 stützt, aber es fehlt, wie man sieht, der Nachweis, dass die gelieferten 

 unter sich übereinstimmenden Ergebnisse in der That der richtige Mittel- 

 druck sind. Diesen direct zu erbringen wäre nur möglich, wenn wir eine 

 Methode besässen, welche uns gestattete den Mitteldruck vollkommen 

 sicher zu bestimmen. Aber, dass wir eine solche nicht besitzen, ist eben 

 die Veranlassung der gegenwärtigen Versuche. Indessen spricht dafür 

 erstens schon das völlige Parallelgehen der gefundenen Mitteldruckwerthe 

 mit den strömenden Wassermengen; die Abhängigkeit der letzteren von 

 der Unterbrechungsperiode zeigt Fig. 6 Taf. VI. Dieselbe hat fast genau 

 denselben Gang wie die Curven der mittleren Druckwerthe. Ausserdem 

 aber ist es möglich, einerseits durch einen etwas modificirten Versuch, 

 andererseits durch theoretische Betrachtung diese Annahme zu einem 

 hohen Grade von Wahrscheinlichkeit zu bringen. 



III. Das freie und das compensirte Manometer unter dem ab- 

 wechselnden Einflüsse zweier verschiedener unveränderlicher 



Drucke. 



Den wahren Mittelwerth des auf ein Manometer wirkenden Druckes 

 kennen wir zwar dann im Allgemeinen nicht, wenn wir an derselben 

 Stelle den Druck variiren wollen; wir können aber ohne Schwierigkeit 

 ein Manometer abwechselnd und gleich lange einem hohen und einem 

 niedrigen Drucke aussetzen. Hierzu diente die oben beschriebene Vor- 

 richtung, welche nun als Doppelunterbrecher benutzt wurde. 



Das Manometer wurde mit einem gläsernen Gabelrohre verbunden; 

 der eine Schenkel desselben wurde durch den einen der zwei zu com- 

 primirenden Schläuche [H und J Fig. 1 Taf. VI) mit dem hohen Drucke 

 des Reservoirs, der andere durch den anderen Schlauch mit einer Flasche 

 verbunden, in welcher das Wasser viel niedriger stand. Wenn die ünter- 

 brechungsvorrichtung in Thätigkeit ist, so ist das Manometer abwechselnd 

 und gleich lange dem hohen und dem geringen Drucke ausgesetzt. Dies 



