TTbee die Bestimmung des Mitteldeuckes u. s. w. 431 



wird denselben Effect haben, als ob das Manometer durch ein einziges 

 Rohr einem periodisch sehr plötzlich zwischen dem einen und dem an- 

 deren Werthe wechselnden Drucke ausgesetzt wäre, so lange eine Be- 

 dingung erfüllt ist. Es muss nämlich gesorgt werden, dass die Wider- 

 stände, welche das Manometer von dem einen und dem anderen Drucke 

 trennen, gleich gross sind. Offenbar würde, wenn z, B. der hohe Druck 

 nur durch ein sehr enges Eohr auf das Manometer einwirken könnte, 

 der niedere dagegen ohne einen solchen Widerstand, ein zu geringer 

 Mitteldruck erhalten werden. In unserem Falle nun können wir die 

 Widerstände leicht beiderseits gleich machen, nur hinsichtlich der 

 Schläuche H und J bleibt der Einwurf möglich, dass der dem hohen 

 Drucke ausgesetzte sich etwas prompter offene als der andere und hier- 

 durch ein üeberwiegen des hohen Druckes zu Stande komme. Dieser 

 Einwurf hat indessen keine Bedeutung für das compensirte Manometer. 

 Denn hier befindet sich zwischen Manometer und Gabelrohr, also bei- 

 den Leitungen gemeinsam, ein so grosser Widerstand, dass die anderen 

 gegen ihn als verschwindend betrachtet werden dürfen. Für das freie 

 Manometer aber werden in der That nur solche Abweichungen berück- 

 sichtigt werden dürfen, bei denen wir zu niedrige Mittelwerthe finden, 

 welche also auf jene mögliche Fehlerquelle nicht geschoben werden 

 können. 



Prüfen wir unter diesen Verhältnissen wieder das freie und das 

 compensirte Manometer, so finden wir bei dem ersten sehr erhebliche 

 Abweichungen, wie die folgenden Tabellen (13' — 16) lehren. Sie ent- 

 halten im ersten Stabe die Periode der Druckscliwankung , im zweiten 

 den wahren Mittelwerth, das arithmetische MitteP des hohen und des 

 niederen Druckes, im dritten den gefundenen Mittelwerth. Die Druck- 

 werthe sind angegeben in Millimeter-Erhebung des Quecksilbers, und 

 zwar ist der dem geringeren Drucke entsprechende Stand als Abscisse 

 genommen. Der vierte Stab enthält die Differenz in Millimetern, der 

 fünfte dieselbe in Procenten des wahren Mittelwerthes. 



Es zeigt sich demnach, dass auch unter diesen Verhältnissen das 

 freie Manometer nicht vollkommen correcte Resultate giebt, sondern 

 Abweichungen vorkommen können, welche im Vergleiche zu dem Maasse 

 der Schwankungen sehr beträchtlich sind. Dies ist insofern wichtig, 

 als es zeigt, dass die sub II gefundenen Abweichungen nicht allein auf 

 die Beeinträchtigung des Strömungsvorges im Schlauche, auf eine Modi- 

 fication des einwirkenden Druckes zurückzuführen sind, sondern auch 

 bei unabänderlich gegebenem einwirkenden Drucke solche Differenzen 

 eintreten können. 



