Die Kohlensäueespannung im Blut, Seeum und dee Lymphe. 499 



Silber Glasgefässe mit dieser Mündung in Verbindung gebracht, oder abge- 

 nommen werden. 



Die Verbindung geschieht durch kurze Kautschuke, jedoch so, dass Glas- 

 rand auf Glasrand aufruht. Die Kautschuke dienen nur dazu, um zu verhin- ' 

 dem, dass durch die capillaren Spalten, welche dann noch bleiben, Quecksilber 

 in das Innere des Apparats eingesaugt werde. Dieselben sind ganz unter 

 Quecksilber. Aufgesetzt wurden gewöhnlich Glaskugeln von circa 150 *^°'^ Inhalt 

 mit ziemlich langem Hals, der durch einen Glashahn abgesperrt werden 

 konnte {Lit. B.) 



Das Glasgefäss wurde in seiner Lage erhalten, indem ein federnder Eisen- 

 stab es von oben stark gegen seinen Stützpunkt, d. i. den Rand das Halses der 

 unteren Glocke andrückte. Der Eisenstab selbst war an die Wände des Wasser- 

 kastens angeschraubt. In diesen fanden auch zwei grosse Holzruder S ihre 

 Stützpunkte, welche dazu dienten, um das Wasser im Wasserkasten zu mischen. 

 Thermometer, welche in verschiedener Höhe des Wasserkastens angebracht 

 waren, controlirten, ob die Temperatur überall gleichmässig war. Einer dieser 

 Thermometer (T) war in das Innere der Glasglocke selbst eingeführt und zwar 

 in der Weise, dass die eiserne Fassung derselben durchbohrt und mit einem 

 Ansatz versehen war. Dieser Ansatz trug Schraubengewinde, und der luftdichte 

 Verschluss wurde , wie dies bereits mehrmals beschrieben , durch einen Kau- 

 tschukring und eine ringförmige Schraubenmutter bewirkt, die um den unteren 

 rechtwinklich abgebogenen Theil des Thermometers gelegt waren. Kaltes und 

 warmes Wasser konnten dem Wasserbehälter zugeleitet werden. Eine Abzwei- 

 gung von der Wasserleitung führte an der Decke des Zimmers her bis über 

 den Wasserbehälter. Dort theilte sie sich in zwei Zweige, von denen der eine 

 direct zum Wasserbehälter herunterstieg und kaltes Wasser lieferte, während 

 in den anderen ein kupferner Kessel eingeschaltet war, in dem das Wasser mit 

 Hülfe von Gasflammen erwärmt werden konnte. 



Endlich muss ich noch einer Einrichtung Erwähnung thun, die getroffen 

 war, um die Grösse des inneren Raumes der Glasglocke, den sogenannten Schüttel- 

 raum, zu bestimmen. 



Das eiserne Rohr {E), welches den absteigenden Schenkel der Verbindung 

 zwischen dem Schüttelkasten und dem Quecksilberreservoir bildete, hatte etwa 

 1™ tief unter dem Schüttelkasten einen seitlichen Ansatz, in dem eine Glas- 

 röhre mit Glashahn eingekittet war. Die Glasröhre war ausgezogen in eine 

 feine Spitze. Wurde der Schüttelraum mit Quecksilber aus dem Reservoir ge- 

 füllt, darauf durch Schliessen des bei Lit g auf der Abbildung sichtbaren Hahns 

 die Verbindung mit dem Reservoir unterbrochen und nun der kleine Glashahn 

 Lit. g^ geöffnet, so entleerte sich der Apparat durch die Spitze des Ansatzrohrs 

 und das Quecksilber floss in Gefässe, in denen es gewogen oder gemessen werden 

 konnte. Das Ausfliessen des Quecksilbers wurde auch nicht dadurch unter- 

 brochen, dass im Apparate ein luftleerer Raum entstand, denn die Quecksilber- 

 säule, welche dem Atmosphärendruck das Gleichgewicht hielt, blieb auch, wenn 

 das Niveau bis in den Schüttelkasten sank, immer noch ein Meter lang. 



In der Versuchsanordnung ergaben sich, je nachdem den zu untersuchen- 

 den Flüssigkeiten Kohlensäure entnommen oder einfachkohlensaures Natron 

 zugefügt werden sollten, zwei Modificationen. Jedoch waren eine grosse Reihe 

 von Handgriffen allen gemeinschaftlich. Ich übergehe diejenigen, welche zur 

 Zusammenstellung des Apparates führen, da sie geübten Händen ohnehin ge- 



32* 



