500 J; Gaule: 



läufig sein werden und beginne mit der Luftleermachung des Apparates. Durch 

 Hebung des Reservoirs wird dasselbe mit Quecksilber gefüllt, während die 

 Luft durch den Hahn der Glasglocke entweicht. Nun wird dieser Hahn 

 ■ geschlossen , und durch Senken des Reservoirs ein grosses Vacuum erzeugt, 

 welches alle etwa in Winkeln und an Wänden hängengebliebene Luft an- 

 saugt. Hat man den Apparat sorgfältig zusammengestellt, so gelingt es 

 durch mehrmaliges Wiederholen dieser Manipulationen ein fast absolutes Vacuum 

 zu erzeugen. Diess kann man leicht controliren, indem man nun die Spannung, 

 die im Apparate herrscht, mit der eines guten Barometers vergleicht. Sind die 

 Wände des Apparates nämlich gehörig benetzt gewesen, so ergiebt die Differenz 

 fast stets genau die Regnault-Bunsen 'sehen Zahlen für die Spannung des 

 Wasserdampfes bei der betreffenden Temperatur. Die Ablesung der Spannung 

 geschieht oben an dem Niveau des Quecksilbers in der engen Röhre, unten an 

 dem in der weiten Röhre, natürlich mit Hülfe des Fernrohrs. Nun wird die 

 Glaskugel, welche als abnehmbarer Raum dient, mit Quecksilber gefüllt und, 

 durch Auspumpen mit der Ludwig 'sehen Gaspumpe von aller Luft befreit, mit 

 dem Apparat in Verbindung gebracht. Die Glasglocke wird wieder mit Queck- 

 silber gefüllt und durch Ablassen von Quecksilber in ihr ein Raum von bestimmter 

 Grösse hergestellt. Nun wird durch Oeffnung der Hähne die Communication 

 zwischen der Glasglocke und der Glaskugel hergestellt. Das Quecksilber, wel- 

 ches den oberen Raum erfüllt, fällt dabei herunter und der untere Raum wird 

 um ebensoviel kleiner, als sich oben neuer Raum eröffnet. Die Spannung im 

 Apparate darf sich bei diesem Austausche auch nicht ändern, sonst ist der 

 obere Raum nicht ganz luftfrei gewesen. Das Wasser in dem Wasserkasten, 

 welches den ganzen Apparat umgiebt, wird nun auf die Temperatur von 15*^ 

 gebracht, und durch die Ruder kräftig bewegt, um alle Theile des Apparates 

 gleichfalls auf diese Temperatur zu bringen. Die Lösung, welche man in den 

 Apparat zu verbringen wünscht, muss sich bereits in dem Glasgefässe befinden, 

 welches mit dem Apparate durch die erste Durchbohrung der Fussplatte hin- 

 durch luftdicht verbunden ist. {Lit. G^ oder 7)-^ der Abb.) Wird der Hahn 

 dieses Glasgefässes geöffnet, so steigt die Flüssigkeit in den Apparat empor, 

 während ebensoviel Quecksilber herunterfällt. Der Raum ändert sich also 

 hierbei ebenfalls nicht. Nun tritt der Schüttler in Thätigkeit, welcher bald 

 in die Flüssigkeit, bald in Quecksilber taucht und bei raschen Bewegungen 

 die Flüssigkeit fein zerstäubt durch den Raum schleudert. Der Schüttler besteht 

 in einem breiten Ring aus Hartgummi, der sich zwischen der Wand' der 

 Glasglocke und der Manometerröhre, die das Centrum der Glasglocke einnimmt, 

 auf- und abbewegt. Derselbe ist mit Hülfe eines Ansatzes aufgelackt auf den 

 oben S. 448 erwähnten Stiel (Lit.J-y) und wird, durch den im Schüttelkasten be- 

 findlichen Mechanismus von aussen bewegt. Damit bei dem Schütteln nichts 

 von der Flüssigkeit in das Innere der Manometerröhre gelangt, hat dieselbe 

 oben nur eine kleine Oefftiung, welche überdiess noch durch ein Hütchen von 

 Platin geschützt ist. 



Während des Schütteins steigt die Spannung im Apparate durch die frei 

 werdende Kohlensäure und dadurch wird die Quecksilbersäule im Manometer- 

 rohre zurückgedrückt. Hierbei entsteht jedoch eine Vergrösserung des Raumes, 

 welche vermieden werden muss. Es wird also immer von Zeit zu Zeit abge- 

 lesen und dann mit Hülfe des einen Quecksilberreservoirs das Niveau in der 

 weiten Röhre, also das untere Manometerniveau, so lange höher gestellt, bis 



