510 



J. V. Keies 



weder mit einer Spectralfarbe oder mit einer Mischung von zweien er- 

 leuchtet werden, ausserdem musste noch die Zumischung von gewöhn- 

 lichem weissem Licht möglich sein. Von den gewöhnlichen Formen des 

 Spectralapparates genügt diesen Anforderungen keine. Von bisher be- 

 schriebenen Methoden war nur diejenige, welche J. J. Müller benutzte,^ 

 ausreichend; doch hat diese (S. S. 514 Anm.) einen grossen Uebel- 

 stand, welcher mich veranlasste, von ihr abzugehen. Den zu stellenden 

 Anforderungen genügte die folgende Anordnung. 



Als Lichtquelle diente das diffuse Himmelslicht; dasselbe wird von 

 einem vor dem Fenster aufgestellten Spiegel in der geeigneten Richtung 

 in das Beobachtungszimmer reflectirt. Es kann als weiss betrachtet 



Fig. 1. 



werden, wenn man nur bei bedecktem Himmel arbeitet. Dasselbe fällt 

 durch die Spalten eines Schirmes, welcher in einem Ausschnitt des 

 Fensterladens angebracht ist. Dieser Schirm (in Fig. 1 schematisch dar- 

 gestellt) hat drei verticale Spalten S-^ S^ S^ von 2 ^'^ Höhe; diese dienen 

 also als leuchtende Objecto. Alle drei Spalten sind nach Art der s'Grave- 

 sande'schen Schneiden construirt; die Weite eines jeden kann an einer 

 Scala abgelesen werden. Ausserdem können ^lle drei in horizontaler Rich- 

 tung durch Schrauben verschoben werden, wie dies durch Pfeile in der Figur 

 angedeutet ist. Auch der Betrag dieser Verschiebung kann für 5'^ und S^ an 

 zwei Scalen abgelesen werden. Im Allgemeinen dienen S^ und S2 dazu, um 

 spectrales Licht, S^ um weisses Licht in das Gesichtsfeld des Beobachters 

 zu bringen. Dies geschieht nun folgendermassen. In einer Entfernung 

 von etwa 3 '^ vom Fenster ist ein gleichseitiges Flintglasprisma und 

 dahinter eine Linse von 20 *"" Brennweite aufgestellt, und zwar für die 

 mittlere Stellung der Spalten S^^ und S^ unter dem Minimum der Ab- 



1 Archiv f. Ophthalmologie. XV. 2. 



