544 Verhandlungen 



ruDg zu genügen, erhielt der Apparat ein etwa halbkugeliges Linsensystem, 

 welches so in den Objectivtisch eingesetzt wurde, dass die plane Fläche dessel- 

 ben dicht unter dem Object lagert; unter dem Linsensystem befindet sich als 

 unbegrenzt gedachte Lichtquelle ein grosser Planspiegel, welcher von vom in 

 allen Eichtungen Licht empfängt und aussendet. Die darunter in radialer 

 Richtung auf die Halbkugel treffenden Systeme werden ungebrochen dem Mittel- 

 punkte zugeführt und hier vereinigt sich also dem darüber befindlichen Object 

 zuströmend eine grosse Quantität Licht. Zur mannigfachsten, sehr genau be- 

 stimmten Ausnutzung dieses Lichtüberflusses dient nun eine zwischen Spiegel 

 und Linse angebrachte Blendenführung, welche um eine seitlich stehende senk- 

 rechte Axe drehbar und gleichzeitig durch Zahn und Trieb verschiebbar ist, so 

 eine willkürliche Stellung der eingefügten Blende erlaubend. 



Dieser einfache aber sinnreiche Apparat giebt bei Verwendung entsprechend 

 ausgeschnittener Cartonblenden die mannigfachsten Combinationen verschieden 

 einfallender Strahlenkegel, deren relatives Verhältniss und Stellung zueinander 

 nach Herausnahme des Oculars im Oeffnungsbilde des Objectivs festgestellt 

 werden kann, und gewährt dadurch die Möglichkeit, die Objective auf ihre 

 Correctionen in den einzelnen Linsenzonen zu prüfen. Es geschieht dies, bei- 

 läufig bemerkt, durch Einstellen auf Probetäfelchen, die scharf conturirte 

 Liniensysteme, hell auf dunkel, enthalten (mit der Theilmaschine eingeschnittene 

 Linien in unendlich feiner Silberschicht). Das mit voller Objectivöffnung scharf 

 eingestellte Bild darf durch das nachfolgende, theilweise Abblenden bei gut 

 corrigirtem Objectiv keine Aenderung in den Umrissen oder in der Einstellung 

 erfahren. 



Ein anderer Nutzen des Beleuchtungsapparates beruht darin, dass beim 

 Einfügen einer die centralen Strahlen ausschliessenden Blendung und entsprechen- 

 der Abbiendung der peripherischen Zonen im Objectiv das Object hell auf 

 dunkelem Grunde erscheint, indem es durch die ganz seitlich einfallenden Strahlen 

 selbstleuchtend wird (sogenannte Deckglasbeleuchtung). 



Um nun den Nutzen des Apparates für die Bakterienuntersuchung zu ver- 

 stehen, muss man sich vergegenwärtigen, wie ein mikroskopisches Bild im 

 durchfallenden Lichte überhaupt zu Stande kommt. Dabei concurriren wesent- 

 lich drei Momente: Erstens Unterschiede in der Durchlässigkeit bder verschie- 

 denem Brechungs vermögen benachbarter Stellen des Objectes für Licht und damit 

 zusammenhängende Schlagschattenwirkung; zweitens Unterschiede im Parbenton 

 der Theilchen des Objectes; drittens Lichtwirkungen, die durch zwischen feinen 

 Zeichnungen sich bildende Interferenzen der Lichtstrahlen entstehen. Das erst- 

 genannte Moment muss am kräftigsten wirken bei möglichst enger Blenden- 

 öffnung, wo die Reduction der Zerstreuungskreise noch Details, die dem eigent- 

 lichen Pocus fernliegen, mit deutlichen Umrissen erscheinen lässt. So erhält 

 man ein dunkelconturirtes , kräftig gezeichnetes Structurbild des Objectes von 

 geringer Helligkeit, wo die reiche Detaillirung der Umrisse, die Schattenwirkung 

 und Diffraction an den Kanten der elementaren Theile alle grösseren Peinheiten 

 völlig überdeckt. In solchem Bilde die kleineren Bakterienformen sehen zu 

 wollen, heisst beinahe ebenso viel als Sandkörner, die in ein Dintenfass gefallen 

 sind, mit den Augen suchen. Und doch wird in 8 von 10 Pällen in dieser 

 Weise danach gesucht. Gröbere Formen lassen sich freilich auch so, doch 

 , immer nur undeutlich, erkennen. 



Das Mitwirken von Interferenz der Lichtstrahlen für das Zustandekommen 



