546 Veehandlungen 



Dank den neueren Untersucliungen , in denen Hrn. Kocli ein hervorragender 

 Platz gebührt, die Zahl dieser Fälle sich mehr und mehr beschränken wird, 



4. Hr. H. Kkonbcker demonstrirt in Gemeinschaft mit Hrn. M. Ph. Meter: 

 „Ein neues einfaches Verfahren, die maximale Binnentemperatur 

 von Thieren zu bestimmen." 



Zu diesem Zwecke dient ein Thermometer, welches nach Art des von 

 Dulong und Petit angewandten Gewichts- oder Ausflussthermometers geblasen 

 ist. Dieses Maximumthermometer besteht aus einem kleinen kugeligen Glas- 

 gefässe , das in ein feines etwa 1 ^^ langes (nach Bedürfniss mit einer Erwei- 

 terung versehenes) Capillarröhrchen ausläuft. Dieses kleine System wird bei 

 Zimmertemperatur mit Quecksilber gefüllt, in eine passende, innen lackirte 

 Kapsel von gut Wärme leitendem Metall (am besten Silber oder auch Messing) 

 eingelegt , die Ausflussspitze durch Korkfütterung fixirt und der Deckel der 

 Kapsel fest aufgesetzt. 



Diese Kapsel lässt man von einem Thiere verschlucken. Hunde geben 

 solche Kapseln leichter als Kaninchen per anum wieder. Bei Kaninchen findet 

 man sie meistens noch nach vielen Tagen, eingehüllt von den copiösen Nahrungs- 

 massen im Magen. 



Um die höchste Temperatur zu finden, welcher die Thermometer während 

 ihres Aufenthaltes im Darmkanale ausgesetzt waren, versenkt man sie von der 

 Hülle befreit in ein Wasserbad, durch dessen Wände man das aufrecht gestellte 

 Capillarröhrchen mittelst einer Lupe genau beobachten kann. In dem Bade 

 von Zimmertemperatur sieht man nunmehr das Capillarröhrchen, dessen Erwei- 

 terung und zuweilen auch einen Theil des Kugelgefässes frei von Quecksilber. 

 Nunmehr steigert man die Temperatur des Bades allmählich so weit, bis das 

 sich ausdehnende Quecksilber das kleine thermometrische System bis zur Spitze 

 gefüllt hat, und bestimmt mit Hülfe eines Normalthermometers die jetzt im 

 sorgfältig gemischten Bade herrschende Temperatur. 



Die Temperatur des Bades, bei welcher das Ausflussthermometer gerade 

 voll Quecksilber ist, kann man als die höchste Temperatur ansehen, welcher 

 das Thermometer zuvor ausgesetzt war. 



Damit diese Bestimmung zuverlässig sei, ist es nothwendig, vielfache 

 Fehlerquellen zu vermeiden , deren genaue Besprechung für eine ausführliche 

 Mittheilung vorbehalten wird. Hier sei nur erwähnt, dass besondere Aufmerk- 

 samkeit darauf verwendet werden muss, dass einmal ausgetretenes Quecksilber 

 nicht im Laufe des Versuchs wieder eingesogen werden könne (wodurch man 

 zu kleine Werthe der Maximaltemperatur erhalten würde), noch dass mehr 

 Quecksilber aus dem Köhrchen herausfalle, als durch die Ausdehnung des im 

 Systeme verbleibenden Quecksilbers verdrängt wird (wodurch die resultirende 

 Maximaltemperatur zu hoch ausfiele). 



So einfach das Princip des beschriebenen Verfahrens ist, so war doch die 

 Verwirklichung desselben keineswegs leicht. Der Kunstfertigkeit des hiesigen 

 Glasbläsers Hrn. Florenz Müller ist das endliche gute Resultat wesentlich 

 mit zu verdanken. Es lassen sich jetzt thermometrische Systeme von der Grösse 

 einer massigen Bohne herstellen, deren Angaben auf O*!** C. genau sind. 

 Als Beweis für die Zuverlässigkeit solcher Daten kann es wohl dienen: dass 

 verschiedene von einem Hunde (dessen Eectaltemperatur 37« 8" bis 38 •2° be- 

 trug) entleerte Ausflussthermometer bei gleichen Temperaturen des Wasserbades 



