DEE BeELINEE physiologischen GESELLSCHAFT. 589 



Gummi bekleidet ist. Am anderen Ende der Röhre ist ein in einer horizontalen 

 Axe pendelnder Fühlhebel angebracht, dessen unterer kürzerer Hebelarm von 

 einer Aluminium- oder G-lasplatte (b) gebildet wird, welche in der Ruhelage die 

 Röhre abschliesst, während der obere, in eine Spitze auslaufende längere Arm 

 des Fühlhebels (c) an einem Quadranten den Pendelausschläg anzeigt. 



Wird ein beliebiges Wort in das Mundstück der Röhre hineingesprochen, 

 so wird je nach dem hierbei angewandten Luftdruck die Platte nach aussen ge- 

 trieben. Durch eine an der Axe angebrachte Vorrichtung wird bewirkt, dass 

 beim Aufhören des Sprechens der Fühlhebel im Maximum der ihm vom Luft- 

 druck mitgetheilten Bewegung stehen bleibt, und sein Ausschlag am Quadranten 

 abgelesen werden kann. 



Die Construction des Apparates verfolgt in wesentlich verbesserter ver- 

 kleinerter G-estalt genau denselben Zweck, welcher mit dem vor vier Jahren 

 zunächst zur Functionsprüfung bei Schwerhörigen vom Vortragenden angegebenen 

 Membran-Phonometer (vgl. £erl. Hin. Wbchenschr. 1872, No. 20) angestrebt 

 wurde, und hat sich durch zweijährige Erfahrung praktisch erprobt. 



Den dem Membran-Phonometer früher gemachten Einwand, dass das Instru- 

 ment mit der Zeit untauglich werden, und namentlich die Spannung der Gummi- 

 membran sich verändern könne, hat der Vortragende dadurch geprüft, dass er 

 den Apparat mit einer Gasentwickelungsflasche luftdicht verband und durch 

 Eingiessen eines und desselben Quantums Wasser den statischen Druck mass, 

 welcher durch die hierdurch bewirkte Compression der Luft auf die Membran 

 ausgeübt wurde. Bei IY2 Jahr fortgesetzten Messungen stellt sich hierbei 

 heraus, dass die Spannung der Membran im Wesentlichen dieselbe blieb, so 

 zwar, dass die mittlere Differenz der der Spannung der Membran proportionalen 

 Werthe kaum 1^ betrugen. Bei weiterer Beobachtung stellte sich indessen 

 heraus, dass die Gumraimembran, wenn der Apparat längere Zeit hindurch 

 nicht gebraucht oder in einem sehr feuchten Zimmer aufbewahrt wurde, ihre 

 Elasticität verlor, endlich Risse und Löcher bekam, sodass die Membran in 

 dem neuen Apparate ganz fortgelassen und durch eine feste Platte ersetzt 

 wurde. 



Die hierdnrch erlangten praktischen Vortheile wurden reichlich durch die 

 Schwierigkeit aufgewogen, ein Maass für die Grösse des Luftdrucks zu finden, 

 mit welchem die die Röhre verschliessende Platte durch den Exspirationsdruck 

 nach aussen gestossen wird. Nach längeren Versuchen bewährte sich das bei 

 dem Membran-Phonometer oben angedeutete Verfahren, nur mit der Modification, 

 dass zur Messung der lebendigen Kraft, mit welcher die in einem Glascylinder 

 comprimirte Luft auf den mit letzterem verbundenen Phonometer bei Oeffnung 

 eines Hahnes einwirkt, statt des Wassers Quecksilber zur Compression der Luft 

 angewendet wurde. Es ergab sich hierbei, dass das Phonometer bei Benutzung 

 eines bestimmten Volumens Quecksilber, bez. des an dem genannten Apparate 

 selbst in Atmosphären zu bestimmenden Druckes, einen dem letzteren durchaus 

 proportionalen Ausschlag am Quadranten mit grosser Regelmässigkeit in einer 

 langen Reihe von Messungen anzeigte, so dass es möglich wurde, verschiedene 

 Apparate mit Hülfe einer an der Hebelaxe angebrachten Schraubenvorrichtung 

 so zu adjustiren, dass sie bei Anwendung des gleichen Druckes den gleichen 

 Anschlag gaben. Die eingehende Abhandlung erscheint im Archiv für Ohren- 

 heilkunde. 



