PHYSIOLOGISCHEN GESELLSCHAFT. — COWL. 145 



Schädelbasis hindurch am N. oculomotorius der Katze ^ von Nutzen ge- 

 wesen (si Abbildung 16 a). 



In Verbindung mit einem dem Bernard-Cyon 'sehen ähnlich construirten 

 Kopfhalter (Abbildungen 13 u. 13 a), bei dessen Gebrauch der Maulsperrer 

 an Stelle der einfachen Querstange gesetzt wird, dient derselbe zur un- 

 mittelbaren Besichtigung der Stimmbänder wie des Rachens und der 

 Mundhöhle sowohl bei der Rücken- wie bei der Bauchlage des narkotisirten 

 bezw. nicht narkotisirten, befestigten bezw. nicht befestigten Thieres. 



Abbildung 13 a zeigt einen Hund von 6 ^^ Gewicht in befestigter Bauch- 

 lage auf dem a. a. 0. beschriebenen Thierbrett mit aufgesperrtem Maul 

 zur Demonstration der Stimmbänder mittelst direct einfallendem Tages- bezw. 

 Lampenlichtes. Das ursprünglich photographische Bild wurde vom nicht 

 narkotisirten Thiere während einer Expositionszeit der empfindlichen Platte 

 von zwei Minuten gewonnen und giebt Zeugniss für die schonungsvolle 

 Art der Aufspannung, da bekanntlich ängstliche Thiere in Folge ihres 

 Sträubens scharf ausgeprägte Aufnahmen unmöglich machen. 



Yon den Einrichtungen der einfachen oben beschriebenen Maulsperrer 

 ausgehend, habe ich im vorigen Semester, veranlasst durch vorzunehmende 

 Versuche^ des Geheimraths B. Fränkel, einen vereinigten Kopfhalter und 

 Maulsperrer in einem Instrument für Hunde verschiedenster Grösse 

 construirt, den die Abbildungen 17 u. 17 a veranschaulichen. 



Das Instrument besteht aus zwei Theilen, erstens einer weiten recht- 

 winkligen Gabel, welche den Maulsperrer trägt und den Unterkiefer des 

 Thieres gegen die untere Querstange desselben anzudrücken gestattet, sowie 

 auch zur Befestigung des Ganzen an dem Operationsbrett und zum Halten 

 einer Zungenzange wie eines Kehldeckelhalters (siehe Abbildungen 18, 

 19 u. 20) dient, zweitens aus dem eigentlichen Maulsperrer nebst Ober- 

 kieferbügel; letzterer verschiebt sich spielend leicht auf Führungen an 

 seinen Enden und wird in einer ihm gegebenen Lage durch Schnell- 

 schraubenmuttern in der Weise befestigt, dass der Oberkiefer zwischen 

 Bügel und oberer Sperrstange fest zu sitzen kommt. 



Die von der Mitte der Gabel nach unten reichende Stange dient ausser 

 zum Halten und Verstellen von Nebeninstrumenten zur Befestigung des Thier- 

 kopfes an dem Operationsbrett für Thiere bis 6 ^^ Gewicht (siehe Abbildungen 

 17 u. 24). Zum Festhalten des Instrumentes bei grösseren wie auch bei 

 kleineren Thieren, die auf einem Operationsbrett wie dem Bernard-Cyon'schen 

 aufgespannt werden, dienen zwei cylindrische Verlängerungen der Quer- 

 stangen der Gabel, die auf jeder Seite mittelst einfacher Kreuzmuffen auf 

 einer am Brett angebrachten Stützstange herauf oder herunter zu schieben 

 und zu befestigen sind, wie die Abbildung 17 a veranschaulicht. 



Durch Drehungen des Thierkopfes sammt Maulsperrer um die Quer- 

 stange der Gabel als Axe, bei sonst richtiger Aufspannung des Thieres, 

 ergiebt sich dann die zweckmässigste Lage für die Beleuchtung und Be- 

 obachtung der betreffenden Theile. 



* Hugo Apolant, Ueber die BeziehuDg des N. oculomotorius zum Ganglion 

 ciliare. Archiv für mikroskopische Anatomie. Bd. XL VII. S. 655. 



^ Inzwischen veröifcntlicht im Archiv für Laryngologie. Bd. VI, 3. S. 598. 

 Archiv f. A. u. Ph. 1898. Physiol. AbtMg. 10 



