PHYSIOLOGISCHEN GESELLSCHAFT. — J. RoSENTHAL. 273 



der Luft im Thierraum nicht über 0'5 bis höchstens 1 Procent, während 

 der SauerstofFgehalt sich etwa um ebenso viel erniedrigen kann. 



Die Bestimmung des aus dem Thierraum fortgeführten Wassers ge- 

 schieht durch Wägung der ersten Schwefelsäureflasche, die der COg durch 

 Wägung des ganzen Satzes von Kali- und Schwefelsäureflaschen. Wendet 

 man eine Waage an, welche bei grösserer Belastung noch hinreichend 

 empfindlich ist, so hat man nur zwei Wägungen vor Beginn und zwei nach 

 Beendigung des Versuchs zu machen und begeht keinen irgend merklichen 

 Fehler in der COa-Bestimmung. Der Vorzug dieser Methode, dass die 

 ganze zu bestimmende Grösse durch Wägung direct gefunden wird, vor 

 dem sonst so schönen Verfahren von Pettenkofer leuchtet ein. Die an 

 sich nicht grossen Versuchsfehler werden bei letzterem Verfahren mit einem 

 zuweilen sehr grossen Factor multiplicirt, und dieser Fehler macht sich ganz 

 besonders bei der Berechnung des geltend. 



Die Gewichtszunahme der ersten Schwefelsäureflasche ist jedoch nicht 

 ohne Weiteres der Wasserabgabe des Thieres gleich zu setzen, da etwas 

 Wasser in dem Apparat selbst condensirt wird. Nur wenn man bei nicht 

 zu niedriger Temperatur und mit sehr starker Ventilation arbeitet, ist dieser 

 Fehler klein. Ausserdem kann man die Wasserabgabe noch durch den 

 Gewichtsverlust des Thieres controliren. 



Die Bestimmung der COg durch die Gewichtszunahme der Kaliflaschen 

 bedarf noch einer Correctur in Folge der allerdings nicht bedeutenden 

 Aenderung des COg-Gehalts der Luft im Thierraum. Da eine gleiche Cor- 

 rection auch für den 0-Verbrauch nöthig ist, so will ich zunächst die Be- 

 stimmung des letzteren besprechen. 



Der für den Versuch erforderliche ist in 3 grossen gläsernen Cylindern 

 enthalten, welche zusammen etwa 50 Liter fassen. Die Cylinder sind oben 

 und unten durch Röhren mit Hähnen so verbunden, dass man sie einzeln 

 oder auch alle zusammen benutzen kann. Auch ist es möglich, sie bei 

 länger dauernden Versuchen neu zu füllen, ohne dass dadurch der Versuch 

 selbst gestört wird. Dadurch ist die Dauer der Versuche unbegrenzt und 

 kann, wenn es wünschenswerth erscheint, auf mehrere Tage ausgedehnt 

 werden. Der wird aus den Cylindern durch Wasser verdrängt, welches 

 von oben eintritt, so dass der Druck, unter welchen das Gas ausströmt, 

 von dem Stand der Flüssigkeit in den Gasbehältern unabhängig ist. Dieser 

 Druck hängt nur von dem Niveau des Wassers in einem höher stehenden 

 Druckgefäss ab, und dieses Niveau kann innerhalb weiter Grenzen geändert 

 und auf der gewählten Höhe constant erhalten werden. 



Der aus den Cylindern austretende geht zunächst durch einen 

 Elster'schen Gaszähler, welcher das durchgegangene Gasvolum bis auf 

 2 ""^ direct abzulesen gestattet. Um die abgelesenen Volume auf " und 

 760 "^ Hg zu reduciren, wird bei jeder Ablesung zugleich die Temperatur 

 und der Gasdruck aufgezeichnet. Das so gemessene Gas wird dann durch 

 Schwefelsäure getrocknet und durch ein Seitenrohr in den zum Thierraum 

 zurückkehrenden Luftstrom geleitet.^ 



* Selbstverständlich kommt Alles darauf an, dass der Apparat und alle zu ihm 

 gehörigen Gasleitungen absolut luftdicht sind. Ich habe mich davon natürlich 

 vorher überzeugt. Die Eöhrenleitungen und Verbindungen können aus Kautschuk 



Archiv f. A. u. Ph. 1898. Physiol. Abthlg. 18 



