274 Verhandlungen der Berliner 



Zur fortdauernden Controle der Luftzusammensetzung im Thierraum 

 führt ein besonderes Eohr zu einem eudiometrischen Apparat, welcher ge- 

 stattet, den COg- und 0-Gehalt der Luft schnell und mit genügender Ge- 

 nauigkeit zu bestimmen. Ohne auf die Einzelnheiten dieses Apparates 

 einzugehen, welcher im Wesentlichen nach den Principien der Gasanalyse, 

 wie sie Lunge und Hempel ausgebildet haben, arbeitet, will ich nur sagen, 

 dass die COg-Bestimmung durch Absorption mit Kalilauge, die 0-Bestimmung 

 durch Explosion mit Wasserstoff bestimmt wird.^ Macht man eine Analyse 

 zu Anfang und eine zum Schluss jedes Versuches, so erhält man die Cor- 

 rectionswerthe, welche zu der durch die Wägung gefundenen COg und zu 

 dem an der Gasuhr abgelesenen O algebraisch addirt werden müssen, um 

 die wirklich producirte COg und den wirklich vom Thier aufgenommenen 

 zu finden. Da aber der in den Cylindern enthaltene nicht ganz rein 

 ist, ^ so muss auch von diesem da, wo er in die Gasuhr eintritt, von Zeit 

 zu Zeit eine Probe entnommen, sein wirklicher 0-Gehalt bestimmt und nur 

 dieser in Rechnung gesetzt werden. 



Dem Beginn eines jeden Versuchs muss stets eine Periode der Vorbe- 

 reitung vorausgehen, in welcher sich durch die eine Zeit lang unterhaltene 

 Ventilation die gleichförmige Mischung der Luft herstellt und durch die 

 COg-Ausscheidung und Absorption einerseits, den 0-Verbrauch und 0-Zutritt 

 andrerseits ein Beharrungszustand ausbildet. Von da ab kann der Versuch 

 beliebig lange ausgedehnt und je nach den Zeiten, in denen man die nöthigen 

 Ablesungen und Analysen macht, in beliebige Intervalle abgetheilt werden. 

 Da diese Ablesungen und Analysen ungefähr 10 bis 12 Minuten in An- 

 spruch nehmen, so habe ich als kürzeste Dauer jedes Intervalls 20 Minuten 

 gewählt, meistens aber 30 Minuten oder eine ganze Stunde. Bei Versuchen, 

 welche nur bezwecken, die gesammte COg-Production und den gesammten 

 0- Verbrauch während einer längeren Periode zu bestimmen (etwa zum 

 Vergleich mit der in der gleichen Zeit producirten Wärme), kann man 

 natürlich die zwischenliegenden Ablesungen und Analysen fortlassen. 



Als Beispiel führe ich einen kurzen Versuch von 2 Stunden an, bei 

 welchem die Ablesungen und Analysen halbstündlich erfolgten. 



Hund von 4300 ^ Gewicht. 0-Gehalt der Luft im Apparat anfangs 

 20-78 Procent, zum Schluss 20-02 Procent. COg-Gehalt anfangs 0.4 Pro- 

 cent, zum Schluss • 6 Procent. Der Hund verbrauchte : 



In der ersten halben Stunde 1-366 Liter 



„ „ zv^eiten „ „ 1»403 „ 



„ „ dritten „ „ 1'304 „ 



„ „ vierten „ „ 1-592 „ 



Mittelwerth für 1 Stunde = 2-833 Liter. 



In ähnlicher Weise verlaufen alle Versuche, bei denen dafür gesorgt 

 wird, dass der 0-Gehalt der Luft, in welcher das Thier athmet, nicht 



allerdings vollkommen dicht hergestellt werden; besser aber ist es, alle Leitungen aus 

 Metallröhren herzustellen, welche unter sich und mit den Absorptionsgefässen sowie 

 dem Thierraum durch Verschraubungen verbunden sind. 



^ Wo es angezeigt erscheint, kann natürlich auch die Analyse auf H, CH^ oder 

 andere Gase ausgedehnt werden. 



^ Käuflicher O aus der Fabrik von Dr. Elkan in Berlin. 



